

391 
4 
Tabelle 13. 


Heizstrom 0,550 Amp. 

 Gitter- 


















| spannung Anodenspannung ~ 
ig Volt 20 Volt | 30 Volt 40 Volt 50 Volt | 60 Volt 70 Volt 80 Volt 
N 
Be 12 + 29,1 + 29,9 + 30,3 + 31,1 + 31,1 +31,3 + 31,9-1,6+10—10 
== tt + 26,0 + 26,6 4+ 97,1 sory + 97,7 + 28,0 +983 3, 4 
rg + 93,1 + 23,8 + 242 + 24,4 + 242 + 24,8 ERWIN “gi oe 
— 9 + 20,1 + 20,7 + 20,9 + 21,0 + 21,1 + 21,4 La. 
he + 170 + 17,6 6497 47,7 + 17,8 + 18,1 +182 , 
— 37 Kid + 14,4 + 14,6 + 14,8 + 14,7 + 15,0 + 15,8 
— 6 + 11,3 + 11,5 +11,3 + 11,3 + 11,8 + 12,4 | + 13,8 
Sah Sab gs + 85 + 82 + 86 + 90 + 10,8 HILL, 
pony 4 #53 + 5,2 + 53 + 58 +73 + 11,4 1491..,; 
— 3 +7 04 3.08 1:0 18 u 37,7,9 + 16,9 “E07, 
— 2 — 100,0 — 91,2 — 63,0 — 43,8 — 25,8 8,0 P4125 
— 1 | — 4720 |-— 4300 |. — 3380 | -- 2810 | — 2410 | — 1800 ER epee oe 
. 0 | —46600 | —46800 | —41300 | —37900 | —35800 | — 34000 30 100.7 
Br en a AS or AG eS pS a TER sO 
+ 2} — 964° 1 — 985- | — 87 :|-— ~~ 293° | — 998° | — - 299 EAU ope 
Bh Sf aie IT od 49d St a agg 4 eer 4604. ER 
I +4 |°— ~ 368: | —. 568 -| Te 21 2 a | — 1:1 Be BEE Tr SERIEHE - us Oy 
IB Tabelle 14. 
§ Heizstrom 0,450 Amp. 
. ‚Gitter- 
i spannung Anodenspannung 
3 $ Volt 20 Volt | 30 Volt | 40 Volt 50 Volt 60 Volt 70 Volt || 80 Volt 
2 —10 493 +23 +22 +23 49,7 +26 + 27-1,6+10—10 
= 2} +91 +21 > +31 +22 +22 PS EEE 
E28 +19 +1,9 + 1,8 +19 +20 + 1,9 a 20 ey on 
{ — 7 + 1,4 +15 | + 1,4 + 1,5 + 1,6 + 1,6 ITS, 
[ — 6 + 1,2 Bet DS 7 1.512 +12 +12 +12 st Fs Bas ee 
m5 + 0,9 +0,9 + 0,9 + 0,9 + 1,0 + 1,0 aay eee 
EB — 4 +0,7 +07. + 0,7 +0,8 +0,9 +1,9 ec) aay 
= 8 +0,1 +02 +0,3 +0,8 +19 |. 449 Pa, 
=  -:2 — 3,5 == 9:8 —1,8 — GI a SEI + 7,2 + 19977, 7; 
= 1.) —898 — 296 — 232 — 203 — 154 — 134 —10.,', 

I" Ströme deuten auch hier auf einen Nebenschluß 
| — sei es durch schlechte Isolation, sei es durch 
positive Ionen — zwischen Gitter und Heizdraht 
hin, der einen Teil der Gitterspannung ableitet. 
Die größten Verstärkungen treten in der Nähe 
derjenigen Punkte auf, an welchen die Gitter- 
"‘ströme durch den Nullpunkt hindurchgehen; da 
bei gleichen Gitterpotentialen die Gitterströme 
: mit dem Heizstrom zusammen abnehmen, so ist 
damit das Steigen der Verstärkung mit sinken- 
dem Heizstrom erklärt. 
Ein besonderer Einfluß scheint dem sekun- 
ren Maximum in den positiven Strömen zuzu- 
mmen, das zwischen den Gitterpotentialen von 
6 und —2 Volt bei Anodenspannungen über 
0 Volt auftritt und besonders bei großen Heiz- 
strömen ‚deutlich ausgeprägt Sochemt: Dieses 
Maximum ist wahrscheinlich die Ursache, daß 
Verstärkung unter sonst gleichen Um- 
nden mit wachsender Anodenspannung nicht 












andauernd wächst, sondern das in Fig. 1 dar- 
gestellte Maximum in der Umgebung von 60 Volt 
besitzt. 
IV. 
Aus den hier dargelegten Gründen wurde das 
schon früher erprobte Verfahren, die Photozelle 
nur als Nullinstrument zu benutzen, auch für die 
Methode der lichtelektrischen . Messung mit Hilfe 
der Verstärkerröhren beibehalten. 
Zur meßbaren Änderung der auf die Zelle fal- 
lenden Intensität dienen zwei große Nikals mit 
senkrechten Endflächen (Glan-Thompson); um 
die Empfindlichkeit der Photozelle gegen kleine ~ 
Intensitätsänderungen voll auszunutzen, kommt 
ein großer Intensitätskreis zur Anwendung, der 
in Intervalle von 10’ geteilt ist und an zwei dia- 
metral gegenüberliegenden Stellen durch Schätz- 
mikroskope abgelesen wird, so daß Winkel mit 



