392 
einer Genauigkeit 0,1 werden 
können. 
Die Nikols mit Teilkreis, 
leuchtungseinrichtung, eine von außen . einstell- 
bare Irisblende, ein Kompoundverschluß ‘ sowie 
ein kleines Fernrohr, welches zur Beobachtung 
der Irisblende bei Einstellung der Sterne dient 
von gemessen 
Ablese- und Be- 
und während der photoelektrischen Messung aus 
Fig. 6. 
dem Strahlene gang entfernt wird, sind ge- 
meinsam in einen iehrdiekten Adapter eingebaut, 
der direkt an den Refraktor angesetzt wird. Die 
Ni oe erfolgt mittels biegsamer Welle. 
Eine Einrichtung, um zwei Blendgläser _ oder 
Lichtfilter eines oder gemeinsam in schnellem 
Wechsel in den Strahlengang einzuschalten oder 
Rosenberg: Sternphotometrie mit Photozelle und Verstärkerröhre. 

[ Die Natur- 5 
wissenschaften & 
zu entfernen, ist ebenfalls vorhanden. Mit neu- 
tralen Blendgläsern versehen stellt diese Vor-" . 
richtung eine Erweiterung des MeBbereiches der# 
Nikols dar; mit verschiedenfarbigen Lichtfiltern®. 
dient sie in erster Linie zur Bestimmung dere 
Farbenindizes von Sternen. 4 
An diesen Adapter läßt sich mit Bajonett- 
verschluß. das Zellenphotometer der Sternwarte | 
Photoelektrischer Apparat der Sternwarte Oesterberg. 
ansetzen. Es ist dies das gleiche Instrument, 
über welches auf der Hamburger Astronomen- 
versammlung (1913) berichtet und welches dort 
im Bilde vorgezeigt wurdet). An dem „Kanda- 
nischen Gehänge“, durch welches die Zuleitung 
Astr, 
1) Vierteljahrsschrift d. Ges. 48,3. 

