en sich zu a einigen. 
Das erste Röntgenspektroskop haben wir sei- 

5 nerzeit eigenhändig hergestellt, Seine wesent- 
lichen Teile waren ein Collimator, dargestellt 
_ durch ein mit zwei feinen Lochblenden B,, By ver- 
Es © schlossenes Rohr, das auf den Brennfleck der An- 
: _ tikathode A gerichtet, ein diinnes, fast paralleles 
_ Röntgenstrahlbündel auf den Kristall K fallen 
E ieß. Der Kristall, anfangs von einer primitiven 
be 
= 

Ep: Justiervorrichtung getragen, später in exakter 
_ Weise auf einem kristallographischen Goniometer 


Stellung bei. Die (wesentliche) Aufnahmeplatte P 
stand in der Verlängerung des Primärstrahles. 
Dessen DurchstoBungspunkt’ auf der Platte war 
_ dann nach der Aufnahme von einem System von 
b= 
dureh Interferenz von Wellen der weißen Brems- 
- strahlung an den Gitterpunkten entstanden waren. 
Als Lichtquelle diente eine gewöhnliche tech- 
nische Röntgenröhre, von deren Gesamtstrahlung 
nur bestimmte, zufällig passende Wellenlängen 
des kontinuierlichen Spektrums zur Interferenz 
gebracht wurden, während die Linien des Fluo- 
reszenzspektrums überhaupt keinen Beitrag zu der 
| Bilderzeugung lieferten. Insofern, als diese Me- 
‚ thode nur ganz eng begrenzte Teile aus dem 
_ Röntgenspektrum. isoliert, kommt ihr jetzt keine 
















= Antikathode 
= Blenden 
= Kristall 
= Platte 

|  spektroskopische Bedeutung Er zu, jedoch ist 
‘sie früher oft und mit Erfolg zu Zwecken der 
13: ‘Kristallanalyse angewendet worden. Heute ist sie 
durch die im folgenden zu beschreibenden Me- 
_ thoden verdrängt, doch muß sie an erster Stelle 
_ genannt werden, weil sich alle weiteren Methoden 
= Während v. Laue, wie oben gesagt, die Er- 
- scheinung durch Beugung erklarte, lehrten uns 
noch im gleichen Jahre Bragg, Vater und Sohn, 
sie als Spiegelung an den sogenannten Netz- 
ebenen des Kristalles ‚aufzufassen. Diese Re- 
flexion war von der bekannten optischen nicht 
verschieden, was die Gleichheit von Einfalls- 
_winkel und Reflexionswinkel angeht, aber eigener 
_ Art insofern, als sie nur dann für eine bestimmte 
"Wellenlänge zustande kam, wenn eine bestimmte 



länge A und dem Reflexionswinkel @, heute konse- 
— quent »Glanzwinkel™ an stattfand, die also 
lautet: 


eS od sing 
ei n eine kleine, ganze Zahl, die Ordnungs- 
zahl, und d den Abstand zweier ‘Netzebenen dar- 
‘stellt. 
Setzen wir, im psx ere Fall, die Ordnungs- 


montiert, behielt während der Exposition seine 
2 Punkten umgeben, die nach der Laueschen Theorie | 
Beziehung zwischer Ad reflektierten Wellen- 
367 
zahl. m. == 1, und lassen wir die Reflexionen an 
einer bestimmten Kristallfläche eines bestimmten 
Kristalls vor sich gehen, etwa an der Würfel- 
fläche eines Steinsalzkristalles, so bleibt 2 d kon- 
stant und der obige Ausdruck reduziert sich zu 
„dem Verhältnis: | 
A prop. sing 
oder in Worten: der auffallende Primärstrahl 
wird in ein regelrechtes Spektrum, die Röntgen- 
impulsstrahlung in das kontinuierliche Spektrum, 
die Fluoreszenzstrahlung in das Linienspektrum 
zerlegt. Der hiermit ausgedrückte Gedanke läßt 
sich in verschiedener Weise experimentell ver- 
wirklichen. (Zunächst sei noch vermerkt, daß eine 
natürliche Kristalloberfläche oder eine Spalt- 
fläche immer eine wichtige Netzebene ist.) Wir 
unterscheiden zunächst vier weitere Methoden: 

Fig. 2. Reflexionsmethode. 
A = Antikathode 9° = zwei Glanzwinkel 
A'= ihr virtuelles Bild Ay: Ag = zwei zugehörige 
K = Kristall Wellenlingen 
P = Platte 
Bei der ersten steht der Kristall K fest. Er 
wird von einem weit geöffneten Strahlenbündel 
getroffen, und entsprechend den verschiedenen 
Einfallswinkeln 9, 9% die zugleich die Glanz- 
winkel sind, werden die verschiedenen Wellen- 
längen A,, A, nebeneinander auf der Platte P aus- 
gebreitet. Dieses Verfahren, von Herweg, See- 
mann, Moseley angewandt, zeigte uns bereits 1913 
in den Händen des letzteren die Linienstruktur 
der Fluoreszenzstrahlung. Seemann hat es wei- 
terhin in einem Grade verbessert, daß es hoher 
A = Antikathode 
G = Glimmerblatt 
P= Platte 
Fig. 3. Glimmerblattmethode. 

Genauigkeit fahig ist (Schneiden-, Lochkamera-, 
Fenstermethode). Siegbahn hat den Apparat 
derart ausgebaut, daß @r-leicht und sicher zur 
chemischen Röntgenspektralanalyse verwendet 
werden kann. 
Die zweite Methode, eigentlich nur eine Va- 
riante der ersten, ziemlich gleichzeitig von de 
Broglie und Lindemann sowie Rohmann ausge- 
führt, benutzt gleichfalls den feststehenden 
Kristall und ein weit geöffnetes Strahlenbüschel, 
sie bringt aber die Variation in den Winkeln da- 
durch zustande, daß der Kristall, ein Glimmer- 



