







672 
10. Verlustmessungen an Normalkondensatoren. 
Eine große Anzahl von Prüfungsanträgen gab 
Veranlassung, mit der Briickenmethode von 
Schering den Verlustwinkel der viel benutzten, 
käuflichen Stöpsel- und Kurbel-Glimmerkonden- 
satoren zu messen. 
oft vorwiegend nicht im Glimmer, sondern in den 
Hartgummi-Isolationen der Kontakte. Bei tech- 
nischen Luft-Drehkondensatoren war der Verlust- 
winkel bei der Frequenz 800 von der gleichen 
Größenordnung wie bei Glimmerkondensatoren 
(1’ bis 2’); die Verluste entstehen in den zum 
Aufbau verwendeten festen Dielektriken. Unab- 
geschützte Drehkondensatoren sind als Normal- 
kondensatoren nur mit besonderer Vorsicht zu ge- 
brauchen. 
11, Hochfr equenzuntersuchungen mit der 
Braunschen Röhre. 
Die Untersuchungen über Kurvenform und 
Phase der Schwingungen in fremderregten 
Röhrensendern haben die theoretischen Vor- 
stellungen im allgemeinen bestätigt. 
12. Leistungsmessungen. 
Für die Messung des kleinen Eigenverbrauches 
der Spannungsspule und der Stromspule von In- 
duktionszählern wurde eine Brückenmethode mit 
Vibrationsgalvanometer ausgebildet. 
Um die Leistung in einem Vierleiter- 
drehstromnetz zu messen, brauchte man bis- 
her drei Wattmeter; die Prüfung eines 
Zählers in einem solchen Netz bei. schwan- 
kender Last, z. B. in einem Gehöft während 
des Dreschens, wird durch das  Ablesen von 
drei hin und her zuckenden Zeigern sehr mühsam. 
- Es wurde daher ein Meßverfahren mit einem 
Drehstromwattmeter in Verbindung mit drei 
Stromwandlern ausgebildet, wobei nur ein einziger 
Zeiger zu beobachten ist. Die Schaltung ist der 
von Aron angegebenen und bei den BDU-Zählern 
der Bergmann-Elektrizitätswerke A.-G. ange- 
wendeten nachgeahmt, die zur Voraussetzung hat, 
daß die Summe der drei Sternspannungen 0 ist. 
Die gegenseitige Beeinflussung der beiden Systeme 
läßt sich kompensieren, eine Korrektur für den 
Fall, daß die oben genannte Voraussetzung nicht 
erfüllt ist, mit dem gleichen Wattmeter experi- 
‘mentell ermitteln. 
13. Der magnetische Spannungsmesser in Kom- 
pensationsschaltung. 
Der von Rogowski und Steinhaus angegebene 
magnetische Spannungsmesser hat den Nachteil, 
daß die auftretenden sehr kleinen elektrischen 
Spannungen sich schwer direkt messen lassen. 
Die von Schering und Engelhardt gewählte 
Schaltung zur Messung gegenseitiger Induktivi- 
täten (Kompensationsschaltung mit Vibrations- 
galvanometer) wurde daher auf die Messungen mit 
dem magnetischen Spannungsmesser übertragen. 
Auf diese Weise konnten Bruchteile einer zehntel 
Amperewindung bestimmt werden. Das Verfahren 
Hiernach liegen die Verluste | 
“ ringsche Methode der Messung dielektrischer V 
‚hiermit systematisch untersucht. aes 
“photographisch festzuhalten und noch Vorgä 
Die Verlagerung der Wellen a auf 1. weg 


































wurde z. B. zur ee Ses Mae 
stroms von Stromwandlern angewendet. — 
14. Bestimmung der Phasenfolge in Drehstro 
systemen. 
Schaltet man einem Kon ee 
gleiche Glühlampen in Stern an ein Drehstrom- 
netz, so erhält man den größten Helligkeitsunter- 
schied der Lampen, wenn der Scheinwidersta: 
des Kondensators gleich dem Widerstandswert d 
parallel geschalteten Lampen ist. Dies führt ] 
gewöhnlichen Metallfadenlampen (110 V) zu K 
pazitäten von etwa 10 wF, deren Verwend 
hierfür ausgeschlossen ist. Es gelang dageg: 
mit kleinen Signallampchen, wie sie in der Tele- 
phonie benutzt werden, unter Vorschaltung von 
Silitwiderständen von mehreren tausend Ohm, 
Spannungen bis 400 V einen kleinen handlie ? 
Apparat zu konstruieren, als dessen Kapazität ein 
kleiner Papierkondensator (2X3X5 cm) v 
1 wF genügt. Je nach der Phasenfolge- leuch 
die eine oder die andere Lampe auf. 
15. Schutzerdung bei der dielektrischen ‘Vertu 
messung von Hochspannungskabeln. 
Die in der Reichsanstalt -ausgebildete Se 
luste gestattet, Kabelstücke von wenigen Me 
Länge zu untersuchen. Um den Einfluß 
Enden, wo eine ungünstige Feldverteil 
herrscht, auszuschalten, wurde eine Schutzr 
erdung angewandt, welche die Ströme an 
Enden von der Messung ausschließt. . Ein Ei 
leiterkabel für. 50 kV. Drehspannung und | 
Dreileiterkabel für 25 kV Drehspannung wurde 

16. Optische Methode zur Messung der Dicke der 
Ölschicht von Lagern und der Verlagerun: 
rotierender Wellen. > 
Während die in der Reichsanstalt os 
Rastermethode nur an Endlagern und nur 
stationären Zustand verwendbar ist, gestattet 
neu gefundenes Verfahren bei jedem belieb n 
Lager sowohl die Stellung der Welle im stati 
nären Zustand zu messen, als auch die einzelnen 
Phasen der Verlagerung beim An- und Auslaı 

zu unterscheiden, die sich in *!/ıoo Sekunde ab- 
spielen. Die Methode beruht auf der Beobachtung 
von Beugungsstreifen, die durch tangential d 
Welle berührende Strahlen erzeugt und dure 
Mikroskop mit Okularschrauben ausgeme 
werden. Die Methode scheint nicht nur für 
Prüffeld, sondern auch für den Betrieb geeign 
meßbar. 
17% nee von Sicha ase en. 
Nach dem früher angegebenen Prinzip | 
optischen Ablesevorrichtung für Torsionsdy ‚mo- 
meter wurde zunächst eine Methode zur Me 
der Phasenverschiebung zwischen der elektı 
