


































en Kraft und .der Klemmenspannung 
_ von Synchronmaschinen ausgearbeitet. 
_ dreiphasigen Synchronmaschine mit ausgeprägten 
_ Polen wurde dann das Drehmoment als Funktion 
3 dieser Verschiebung gemessen. Die Maximal- 
amplitude der hierbei ermittelten sinusähnlichen 
Kurve stellt das Kippmoment dar. Bei weiterer 
ae Vergrößerung des Drehmoments fillt die Ma- 
- sechine außer Tritt. Die Versuche ergaben be- 
 friedigende Übereinstimmung mit der Theorie von 
Arnold-Eacour. pe 

= 18. Verbesserung der magnetischen Mef- 
Fe ‚einrichtungen. 
Die Einrichtung zur Verlustmessung mit 
Re Wechselstrom ist derart verbessert worden, daß 
bei den vorkommenden Induktionen (bis 
-B = 16000) die Meßgenauigkeit auch für die 
3 Been hochlegierten Transformatorenbleche aus- 
reicht. 
19. Einfluß der chemischen Zusammensetzung 
und thermischen Behandlung auf die Magnetisier- 
Ss barkeit von Hisenlegierungen. 
_ — Auf Wunsch der Reichsanstalt hat die Firma 
_ Heraeus in Hanau versucht, einige Legierungen 
aus reinstem Eiektrolyteisen mit reinstem Si und 
_ Alim Vakuum zusammenzuschmelzen. Eine dieser 
Legierungen mit etwa 2,5 % Si ist untersucht 
— worden und hat eine Rodrecaviratt von nur 0,095 
cS E ~Gau8 und eine Remanenz von etwa 3000 CGS-Ein- 
heiten ergeben. Das Material ist daher wohl das 
teste bisher bekannte. 
- Die Versuche zur Herstellung eines aie 
- ten Magnetstahls sind mit Hilfe der Firma Krupp 
gefördert worden; zuletzt wurde ein Material er- 
elt, das bei gleich hoher Remanenz die dreifache 
Koerzitivkraft besitzt wie die besten W- und Cr- 
Stähle (210 gegen 70 Gauß) und somit für kurze 
gedrungene Stab- und Hufeisenmagnete besonders 
ignet scheint. 
20. Prüftätigkeit der Abteilung II. 
Das Laboratorium für Grundeinheiten hat 281 
iderstande und Normalelemente geprüft, außer- 
m 35 für die elektrischen Prüfämter, 18 für die 
Reichsanstalt. Auf Wunsch der Aluminium- 
Kommission des Verbandes deutscher Elektro- 
'echniker wurde außerdem von 42 Proben Alu- 
und weichgeglühtem Zustand die elektrische 
_ Leitfähigkeit und ar Temperaturkoeffizient ge- 
mnessen. - 
3 Das een für Wechselstromnormalien 
“und. Hochfrequenz — erledigte die Prüfung von 
- 948 Induktivitäten, Kapazitäten, Wellenmessern 
usw. (sowie 37 für die Anstalt selbst). 
Im Gleichstromlaboratorium wurden 204 Prü- 
ungen von Meßgeräten, Widerständen, Primärele- 
ten und 14 Systemprüfungen von Gleich- und 
Techselstromzählern ‚ausgeführt (ferner 54 
rüfungen für die Anstalt). en 
Das Wechselstromlaboratorium prüfte 400 
An einer. 
miniumdraht verschiedener Herkunft in hartem 
Meßgeräte, 16 Wechselstromgrößen, 200 Isolations- 
und Installationsmaterialien, 25 technische Appa- 
rate und 3 Meßwandlersysteme. 41 Hoch- 
spannungszähler-Aggregate wurden im Betrieb an 
Ort und Stelle untersucht. - 
Das Maschinenlaboratorium hatte 48 Ma- 
schinen, das magnetische Laboratorium 227 Eisen- 
und Dynamoblechsorten zu priifen. 
Die der Oberaufsicht der Reichsanstalt unter- 
stellten sieben Prüfämter haben im Berichtsjahre 
31271 Zähler, 4471 andere Meßgeräte, 272 elek- 
trische Gebrauchsgegenstände, Isolations- und In- 
stallationsmaterialien geprüft. 
An den Arbeiten der Prüfstelle und der Unter- 
ausschiisse des Verbandes deutscher Elektro- 
techniker hat die Abteilung regen Anteil ge- 
nommen. 
C. Arbeiten der Abteilung III (Wärme u. Druck). 
1. Zustandsgleichung der Gase. 
Die Isothermen des Heliums bei 0°, 50° und 
100° wurden bis 100 at zu Ende gemessen. Sie 
verlaufen im Beobachtungsbereich geradlinig. Die 
Messung der Isothermen des Stickstoffs wurde 
begonnen. 
2. Gasthermometrische Messungen zwischen 
— 193 und — 258°. 
Die Messungen mit dem Heliumthermometer 
bei tiefen Temperaturen haben folgendes er- 
geben: a) Bei — 193° zeigt ein Heliumthermo- 
meter konstanter Dichte vom Eispunktsdruck 
po = 9,16 m Hg um 0,04#0,02° höher als ein 
gleichartiges Wasserstoffthermometer. b) In der 
Nähe des Kondensationspunktes sind die Ab- 
weichungen des Stickstoff- und Argonthermo- 
meters von ider thermodynamischen Skala zwei- 
bis dreimal geringer als nach der Zustands- 
gleichung von Clausius-Berthelot. ce) Wasserstoff 
siedet unter normalem Druck bei — 252,80 °. 
d) Eine Formel für Platinwiderstandsthermo- 
meter inden der Messung zugänglichen Bereichen 
von — 192° bis — 210° und von — 253° bis 
— 257° konnte aufgestellt werden. 
3. Sättigungsdruck des Sauerstoffs. 
Der Sättigungsdruck von Sauerstoff wurde 
zwischen — 182° und —195° bestimmt; er 
nimmt in diesem Bereich von 846,0 auf 177,0 mm 
Hg ab. Der normale Siedepunkt des Sauerstoffs 
liegt hiernach bei — 183,03 °. Die Beobachtungen 
werden unterhalb — 195° fortgesetzt. 
4. Vergleich der Temperaturskala der Reichs- 
anstalt. mit der thermodynamischen Skala zwischen 
9 und 100°. 
Der Vergleich von drei Platinwiderstands- 
thermometern mit einem Heliumthermometer er- 
gab, daß die nach den Vorschriften der Reichs- 
anstalt geeichten - Widerstandsthermometer aus 
reinem Platin zwischen 0 und 100° um weniger 
als 0,01° von der thermodynamischen Skala ab- 
weichen. 

"a De ET KA 
3 
AN 
EN? > 
; 
<7 
a 
ER 
TR 
2 
e 
LE 
<i 
= 
Be 
i 
yee 



