











































leichter berechenbar, durch die Verwendung des 
schlecht leitenden Nickelstahls sollen sie herab- 
_ gesetzt werden. Die das Kalorimeter durch- 
strömende Kohlensäuremenge soll aus dem Druck- 
 abfall in einem Méssingrohr (s. Abschn. 10) ge- 
_ messen werden. Ein Teil der Rohrleitungen 
wurde von der AEG-Turbinenfabrik und von 
der Gesellschaft für Lindes Eismaschinen zur 
Verfügung gestellt. 
18. Prüfungszwang für Fieberthermometer. 
Das Gesetz über die Prüfung und Beglaubi- 
gung der Fieberthermometer ist in Kraft ge- 
treten. Seine Durchführung liegt der Reichs- 
anstalt ob, die hierfür eine besondere Prüfungs- 
_ stelle eingerichtet hat. Weitere Prüfungsstellen 
unter der technischen Aufsicht der Reichsanstalt 
sind das Staatsprüfamt für Glasgeräte in Ilmenau, 
die Staatsprüfungsanstalt für Glasgeräte in Gehl- 
berg und das anhaltische Staatsprüfamt für 
| Fieberthermometer in Zerbst. Diese sind durch 
Gesetz verpflichtet, 10% ihrer Eingänge der 
__Reichsanstalt zur Erledigung zu übergeben. 
1}. Prüftätigkeit der Abteilung III. 
Es wurden untersucht 6658 -nichtirztliche 
E ee mesthermometer. darunter 97 Tiefsee- 
thermometer, die auf Druck bis 600 at zu 
prüfen waren, 3057 hochgradige Thermometer, 
zum Teil bis zu Temperaturen von 750°, und 72 
"tiefgradige Thermometer, wovon 35 bis zu Tem- 
_ peraturen von — 190°. Die Prüfstelle für Fieber- 
thermometer iediete 141 839 Fieberthermo- 
meter; sie war am Ende des Jahres bereits im- 
i Estande, 2000 Thermometer pro Tag zu priifen. 
i Die anderen im Abschnitt 13 genannten Prüf- 
i, stellen erledigten 2354331 Fieberthermometer 
nd 3005 nichtärztliche Thermometer. 
Ferner wurden im Berichtsjahr 316 elektrische 
nd optische Thermometer, 47 Druckmeßgeräte, 
647 Apparate zur Erdöluntersuchung und 573 
% Endere Gegenstände geprüft. 
ED. Arbeiten des chemischen und des präzisions- 
mechanischen Laboratoriums. 
1. Glasuntersuchungen. 
| Die Eosinprobe wurde neuerdings auch an 
_ rauh geschliffenen Stellen vorgenommen; dabei 
sind die kolorimetrischen Effekte wenigstens 
sechsmal so groß als an glatten Bruchflächen. 
Eine rauh geschliffene Stelle von 2 qem genügt 
| zur Ausführung der Adsorptionsreaktion. 
Das alkalimetrische Prinzip der Priifung hat 
/ sich zur Beurteilung der chemischen Eigen- 
schaften technischer Glasgeräte als sehr brauch- 
_ bar erwiesen, besonders bei Arten von mittlerer 
_ Angreifbarkeit. Soweit die in wässerige Lösun- 
gen gehenden sauren Glasbestandteile nicht ver- 
_ nachlässigbar sind, bedarf es einer Ergänzung 
durch gravimetrische Bestimmungen, für die 
einige Meßbeispiele mitgeteilt sind. 
Für die Technik wurden 28 Glasarten geprüft. 
5 
= 
x 
TH 
675 
2. Aluminium. 
Die Frage, inwieweit die thermische Salz- 
siureprobe ein Maß abgibt für die allgemeine 
chemische Angreifbarkeit von technischem Alu- 
minium, wurde gründlich studiert. Dem Reak- 
tionsrohr wurde stets die gleiche Form und Größe 
gegeben; die Oberfläche der Aluminiumprobe soll 
stets 2000 qmm betragen. 
Die oxydhaltige ,,Deckschicht“ ist vor dem 
Versuch abzubeizen und der __ ,,Metallkern“ 
dann unmittelbar dem Angriff der Säure auszu- 
setzen. Die Versuche ergaben folgendes: 
a) Die verschiedenen Aluminiumsorten kön- 
nen durch eine besondere Reaktionszahl, nämlich 
durch die mittlere Temperaturzunahme pro Mi- 
0 PR i 
charakterisiert werden. Dabei be- 

> 
nute R — 
deutet 20 die Anfangs-, ¢ die Höchsttemperatur, 
m die Minutenzahl. Für technisches Rein- 
aluminium war R=4 bis 10, bei dem eisenfreien 
Al V nur 0,03. 
b) Die Strukturveränderung durch Rekristal- 
lisation bei starkem Erhitzen beschleunigt die 
Reaktion, die „Deckschicht“ verzögert sie. 
c) Die ursprüngliche Deckschicht läßt sich 
wesentlich verstärken; es gelang auch bei tech- 
nischem Aluminium, R durch Formieren mit 
Gleichstrom bis auf 0,20 herabzudrücken. 
3. Untersuchung volumenbeständiger Stähle. 
Auf Antrag einer großen oberschlesischen 
Hütte ist mit Versuchen an 13 Stahlsorten be- 
gonnen worden, die ungehärtet und gehärtet auf 
Volumen, Dichte und Wärmeausdehnung, auf 
zeitliche Längenänderungen nach der Härtung 
und auf den Einfluß der üblichen künstlichen 
Alterung untersucht .werden. 
4. Neue Feinmeßgeräte. 
Zur Prüfung des Verjüngungsverhältnisses 
von Morsekonen wurde ein besonderer Apparat 
hergestellt. Die Messungen zeigten, daß die für 
die Morsekonen bisher angenommenen Genauig- 
keitsgrenzen. nicht erreichbar sind. Zur Messung 
des Flankendurchmessers von Gewinden wurden 
zwei Versuchsgeräte gebaut. Gewinde bis 40 mm 
Durchmesser können hiermit auf + 0,002 mm ge- 
messen werden; an verschiedenen Stellen eines 
-und desselben Normalgewindes sind jedoch Ab- 
wejchungen von + 0,01 mm die Regel. Ein 
Apparat für Gewinde bis 200 mm Durchmesser 
ist nahezu vollendet. 
5. Prüftätigkeit des präzisionsmechanischen 
Laboratoriums. 
Im Berichtsjahr wurden 1176 Gegenstände 
geprüft, darunter 744 Endmaße, 81 Leitspindeln, 
77 Normalgewinde, 98 Stimmgabeln, 107 Blut- 
mischpipetten. Für die Prüfung von Häma- 
eytometern (Blutkörperchen-Zählapparate) und 
den zugehörigen Mischpipetten hat sich die 
Reichsanstalt auf Antrag einer Anzahl großer 
deutscher Mikroskopfirmen eigens eingerichtet. 

