


714 
Süßungseinheiten von Saccharin und Dulein in reinen 
und gemischten Lösungen verschiedener Konzentration. 



Süße der Lösung 
= Konz, der isodulcen 
Zuckerlösung 
i Süßungseinheit. 
1 kg Zucker wird in dem 
Lösungsvolumen ersetzt durch 


& Zucker | Lit. Lose. £ g g Gemisch 
in I Liter | für 1 kg | Saccharin | Dulein ER 
Lösung Zucker für sich | für sich | und Dulein 
20 50 1,50 2,75 yee 
30 33,3 1,83 4,00 = 
40 25 2,50 7,25 2,18 
50 20 3,00 9,62, 2,20 
60 16,7 (3,17)? 11,11 2,59 
70 14,3 4,00 12,20 2,93 
80 12,5 4,63 13,60 3,06 
90 it 5,00 13,89 3,44 | 
100 10 5,35 14,29 4,00 



gemisches (bestehend aus 2,8 & Saccharin und 
1,2 g Dulcin) ersetzt werden kann, während von 
den reinen Süßstoffen zu dem gleichen Zweck 
5,35 g Saccharin oder 14,29 & Dulcin erforderlich 
wären. Diese Steigerung der Süßkraft durch ge- 
eignete Mischung ist ein schöner Erfolg der 
- Untersuchungen von Paul, deren Fortsetzung ge- 
wiß noch andere Früchte zeitigen wird. 
Die Stereoskopie im Dienste der 
isochromen und heterochromen 
Photometrie!). 
Von C. Pulfrich, Jena. 
(Fortsetzung.) 
Il. Teil. 
Anwendungen der neuen Methode. 
Wenn ich jetzt dazu übergehe, über Apparate 
zu berichten, die im letzten Jahre auf Grund der 
neuen Methode hergestellt wurden, so bitte ich 
vor allem, diese Apparate als das anzusehen, was 
sie gewesen sind, nämlich Versuchsinstrumente, 
die nach Skizzen von mir in der der Meßabteilung 
der Firma angeschlossenen Lehrlings- und Ver- 
suchsabteilung unter der Leitung des Herrn 
Werkführers A. Angelroth zur Ausführung ge- 
langten. Sie genügten für den Zweck, für den 
sie bestimmt waren, aber in ihrer äußeren Auf- 
machung entsprechen sie nicht den Anforderun- 
gen, die man an die katalogmäßigen Instrumente 
der Firma Carl Zeiß zu stellen gewohnt ist. Bei 
den nunmehr definitiv zu bauenden Stereo-Photo- 
metern werden natürlich auch diese mehr äußer- 
lichen Mängel der Instrumente in Wegfall 
kommen. 
Ich werde über nur wenige Messungsreihen 
zu berichten haben, einmal deshalb, weil ich selbst 
nicht in der Lage war und bin, mit den Instru- 
menten zu arbeiten, dann aber auch deshalb, weil 
die von anderen Personen auf meinen Wunsch 
hin ausgeführten Versuche meist nur zu dem 
Zwecke unternommen wurden, die Erscheinungen 
1) Im Auszug vorgetragen auf dem ee in 
Jena am 21. IX. 1921. 
Pulfrich: Die Stereoskopie im Dienste der 





































kennen zu lernen, die getroffenen: Einrichtung 
praktisch zu erproben, und um einen Fingerzeig 
zu erhalten, ob und welche Verbesserungen an ~ 
den Instrumenten noch anzubringen waren. 
eigentliche Verwertung der Instrumente zu Unte 
suchungen, wo diese die Hauptsache sind, mu 
Anderen überlassen bleiben. i 
1}. Apparate für. spektralunzerlegtes Licht, 
bei denen die Projektionsbilder der Marken oder 
diese selbst beidäugig betrachtet werden. 
Wir können mit der Konstruktion ¢ 
Stereo-Photometers an den oben S. 557 — 
schriebenen Versuch zur Demonstration 
Meßverfahrens - gleich anknüpfen, indem 
den Rauchkeil (S. 598) in eine 
hülse von der doppelten Länge des ] a 
keiles setzen und seine Fassung mit Zahn 
und Trieb, einer Millimeterteilung und ein 
Index versehen. Die in. der’ "Mitte % 
Hülse angebrachte Durchblickséffnung bedecken 
wir mit einem zweiten feststehenden Rauchkeil 
von dem gleichen aber entgegengesetzt gerichte- 
ten Keilwinkel und erzielen so in allen Lagen des 
Keiles für das Fenster eine gleichmäßige V 
dunkelung. Auf der dem Trieb gegenüberlieg 
den Seite der Hülse bringen wir in gleicher Höhe 
mit dem Fenster die Hälfte einer Untersuchu os: 
brille an, wie sie der Augenarzt benutzt, ‚nur 
dem Tnlersch daß die Halbbrille vorn 
hinten mit je einem Halter für Einsteckgl 
versehen ist. In den einen Halter bringt man e 
Rauchglas, dessen Absorptionskraft nur 
stärker ist, als die des Rauchkeiles an : 
dünnsten Stelle und erzielt damit für a 
stellung des Apparates eine Ablesung, 
nicht vollkommen mit dem Nullpunkt dae Mil 
meterteilung zusammenfällt, aber doch” innerha 
der Teilung zu liegen kommt. 
In den anderen Halter steckt man 
untersuchende Rauch- oder Farbglas. 
steht ein für den Gebrauch in Augenklinike 
eignetes Stereo-Photometer für den Handgebrau 
(Fig. 14), das in Verbindung mit einer « 
beiden Projeklionssifsschüneen (siehe Fig 
und 4) dem Ophthalmologen die ‘Mög stiches 
bietet, die farbigen Schutzgläser nach der. G 
ihrer Helligkeit in die Reihe der Umbral. as 
STAUB Die Umrechnung der an ie 
on Lichtmenge g 
an der Hand einer a Kur die 
aus den Angaben des Apparates für eine : 
Umbralgläser von bekannter Absorption able 
Dem Measecte oe Herrn rr Stock, ‘Tibi in 

