



> der Lichtquelle sehr stark zunimmt. 
2 

RE 
a "können, ist die Einrichtung getroffen, daß vor 
der Durchblicksöffnung für den Rauchkeil noch 
ein Halter angebracht wird, in den ein 80pro- 
zentiges Umbralglas eingesetzt werden kann. Der 
Wertbereich des Keiles wird dadurch auf das 
Doppelte erhöht: auch kann dieses Verfahren 
wiederholt werden. 
In bezug auf die Klassifizierung der farbigen 
Gläser in die Reihe der Umbralgläser ist aber zu 
beachten, daß die für farbige Schutzgläser gefun- 
denen Werte nur gültig sind für das bei der 
Projektion der bewegten Marke benutzte Licht 
der Projektionslampe, wegen der etwas anderen 
spektralen Zusammensetzung nicht auch für 
Tageslicht, und auch für dieses nicht für alle 
Tageszeiten. 

Fig. 14. Ein für den Gebrauch in Augenkliniken be- 
stimmtes Stereo-Photometer für den Handgebrauch. 
Diese Abhängigkeit von der Helligkeit der 
Lichtquelle macht sich aber nicht bei allen Farb- 
filtern in gleicher Weise bemerkbar. Ich habe 
darüber mit einem weiter unten beschriebenen 
Photometer Vergleichsmessungen anstellen lassen 
unter Benutzung einer Ösramlampe, deren 
Leuchtkraft durch Anwendung eines Rheostaten 
von der Rotglut bis zur Weißglut gesteigert 
wurde. Hierbei hat sich ergeben, daß das 
Verhältnis der in Farbfiltern zurückgehaltenen 
Lichtmenge zur auffallenden bei grünen und 
blauen Farbgläsern mit zunehmender Helligkeit 
der Lichtquelle sehr nahe konstant bleibt, wäh- 
rend bei roten, gelben und braunen Farbgläsern 
dasselbe Verhältnis mit zunehmender Helligkeit 
Hieraus er- 
gibt sich das für den Augenarzt - bemerkenswerte 
Resultat, daß der durch rote, gelbe und braune 
- Farbgläser ausgeübte relative Schutz der Augen 
m my os a 
h: Die Stereoskopie im Dienste der 




Photometrie. 
3 
715 
gegen blaues Licht mit zunehmender Helligkeit 
immer besser zur Geltung kommt. ‘Es erscheint 
daher angebracht, bei Hochtouren Rotgläser zu 
verwenden, 
Der Apparat kann statt mit einem Rauchkeil 
auch mit einem Stufenkeil ausgerüstet werden, 
oder man wählt die Anordnung so, daß man auf 
einer Drehscheibe einen Ringkeil (nach Prof. 
Goldberg) oder einen Satz von abgestuften 
Umbralgläsern am Auge vorbeiführt. Ist ein 
solcher Satz von losen Umbralgläsern vorhanden, 
so kann auch die Untersuchungsbrille des Augen- 
arztes ohne weiteres als Photometer benutzt wer- 
den derart, daß man in die eine Hälfte der Brille 
das zu untersuchende Farbglas und in die andere 
Hälfte das Umbralglas steckt und dieses so lange 
wechselt, bis die größte Annäherung an die 
Geradlinigkeit der Bewegung erzielt ist. 
Für die Messung ist das oben empfohlene Ver- 
fahren, die auf den Projektionsschirm geworfenen 
Bilder der Marken durch das Photometer zu be- 
trachten, besonders deshalb zu empfehlen, weil 
das von den Markenbildern zurückgeworfene 
Licht infolge des sehr geringen Konvergenz- 
winkels der Blickrichtungen für beide Augen des 
Beobachters als gleich hell anzusehen ist, wobei 
nur vorausgesetzt wird, daß der Beobachter nicht 
allzuweit seitwärts vom Projektionsapparat sitzt. 
Am besten setzt sich der Beobachter so, daß er 
den Projektionsapparat hinter sich hat. 
Unser früher beschriebenes einfaches Experi- 
ment mit dem an die Fensterscheibe geklebten 
F, 
Be RB 
ee 
Fig. 15.. Stereoskopische Betrachtung der am Ende 
eines Rohres befindlichen Marken, zum Zwecke des 
Vergleichs der Helligkeiten zweier Flächen F, und Fr. 


Bleistift eignet sich für genaue Messungen nur 
wenig, da es infolge des viel größeren Konver- 
genzwinkels der Blickrichtungen im allgemeinen 
schwer hält, in beiden Richtungen die gleiche 
Helligkeit für den Hintergrund zu erhalten. 
Jedenfalls ist anzuraten, in allen Fällen jede 
Messung zweimal, einmal mit dem Rauchkeil links 
und dann mit dem Rauchkeil rechts vorzunehmen 
und durch Mittelbildung etwaige Differenzen in 
der Beleuchtung links und rechts auszugleichen. 
Eine Anordnung, die mehr für Vergleichs- 
beobachtungen als für Messungen bestimmt ist 
und bei der statt der Projektionsbilder die Mar- 
ken selbst benutzt werden, besteht darin, daß man 
mit beiden Augen durch ein 8 cm weites und 
ca. 30 em langes Rohr hindurchschaut, an 
dessen anderem Ende die Marken, diese nach Art 
der Anordnung in Fig. 4, angebracht sind. Wir 



