wiesen. 
Marken voneinander zu verändern. 
man diese Schraube mit einer Meßtrommel, so 


Skere Kr oeen Werden an das Doppel- 
fernrohr nicht gestellt. Insonderheit können alle 
' Einrichtungen zur Bildaufrichtung unterbleiben. 
Die Einrichtung der Halbbildmarken und die 
Vorrichtungen zu ihrer Betätigung sind bei den 
nachstehend beschriebenen Instrumenten nicht 
- immer die gleichen. Die in Zukunft zur einheit- 
- lichen Ausführung gelangende Anordnung ist so, 
wie sie in Fig. 16 schematisch wiedergegeben ist. 
Sie gewährt dem Beobachter die Möglichkeit, von 
jeder der früher beschriebenen vier Meßmethoden 
(a, b, e und d in Fig. 13) Gebrauch zu machen 
und diejenige zu wählen, welche ihm am besten 
zusagt. Die Meinungen darüber sind, wie gesagt, 
_ nicht immer die gleichen. 
Wie beim Demonstrationsapparat (Fig. 4) 
| E- dient die Schraube E zur Veränderung der 
Länge ! der. Kurbelstange. 
Außerdem ist hier 
eine Schraube » vorgesehen, welche den Radius r 
der Drehscheibe und damit den Ausschlag der be- 
wegten Marke zur Seite zu verändern gestattet. 
Der bei der Anordnung in Fig. 4 für die Über- 
tragung der Bewegung des oberen Schlittens anf 
717 
teren Marke mit dem Abstand der oberen Marke 
in Übereinstimmung zu bringen. Über den Erfolg 
entscheidet am besten der stereoskopische An- 
blick der Marken in ihrer Ruhelage. 
Als Halbbildmarken habe ich zuerst schwache 
Keile, dann mit bestem Erfolg ausgesuchte ge- 
rade Nähnadeln benutzt. Neuerdings hat Herr 
Angelroth, der ein gutes stereoskopisches Seh- 
vermögen besitzt und viele Beobachtungen und 
Messungen für mich ausgeführt hat, den Versuch 
gemacht, an den Nadelspitzen kleine Kugeln an- 
zubringen, die, wie er und einige andere Beob- 
achter behaupten, für die Beobachtung der krei- 
senden Marke und das Aufsuchen der Gerad- 
linigkeit der Bewegung besser geeignet seien als 
die spitzen Marken. Nur ist die genaue Her- 
stellung solcher Kugeln mit der hier erforder- 
lichen Genauigkeit mit allzu großen Schwierig- 
keiten verbunden. 
Bei allen nachstehend beschriebenen Photo- 
metern that der Beobachter aus Griinden, auf die 
ich im nächsten Abschnitt zurückkommen werde, 
beim Einblick in das Stereookular seinen Kopf 

ie 16. Die Anordnung der Mann in der Bildfeldebene des Doppelfernrohres, che dem Beobachter 
unter den durch Fig. 13 ae Arten der Markenbewegung die Auswahl überläßt. 
den unteren: vorgesehene Doppelhebel hat sich für 
unsere Meßapparate als nicht recht geeignet er- 
Er wurde durch eine Anordnung ersetzt, 
die den Vorzug hat, daß sie in den Umkehrlagen 
ft der Marken, wo leicht ein Stocken der Bewegung 
eintritt, keinen toten Gang aufweist. Zu dem 
Ende wurde für die genannte Übertragung der 
Bewegung ein gespanntes Stahlband vorgesehen, 
das mit seinen Enden am oberen Schlitten So 
dauernd befestigt ist, links und rechts über einen 
neben dem Okular angebrachten Zylinder auf 
Kugellager läuft und den unteren Schlitten S,, 
mitnimmt, wenn die Klemme K, angezogen ist, 
oder ihn stehen läßt, wenn K} nicht angezogen 
und zur Sicherheit noch Ks angezogen ist. Fer- 
ner ist noch die in Fig. 16 sichtbare Mikrometer- 
schraube M zu erwähnen, welche es dem Beob- 
achter ermöglicht, den Abstand der beiden unteren 
Versieht 
kann sie zur Messung der Tiefenausschläge der 
_kreisenden Marke benutzt werden. Im allgemei- 
x nen bleibt die Meßtrommel fort, und man benutzt 
die Schraube M nur dazu, en Abstand der un- 
tunlichst ruhig zu halten. Daher wird man ihm 
auch nicht wohl zumuten dürfen, daß er das zum 
Bewegen der Marken dienende Kurbelrad etwa 
durch Drehen mit der Hand selbst in Bewegung 
setzt. Denn hierbei pendelt/der Oberkörper des 
Beobachters und mit ihm der Kopf leicht hin 
und her, Ein Schwungrad mit Fußantrieb ist in 
der Hinsicht schon viel besser. Am besten aber 
überträgt man die Arbeit einem Gehilfen oder bei 
Dauerbeobachtungen einem der bekannten für 
solche Arbeitsleistungen besonders geeigneten 
Heinricischen Heißluftmotoren, 
16. Die Anpassung der Okulare an den Augen- 
abstand des Beobachters 
erfolgt in derselben Weise wie beim Stereokom- 
parator, muf aber hier, wo es sich um Helligkeits- 
messungen handelt, mit einer sehr viel größeren 
Sorgfalt vorgenommen werden als dort. Denn die 
Austrittspupillen des Doppelfernrohres sollen 
nicht nur, wie oben angegeben wurde, voll und 
ganz von den Pupillen des Beobachters aufgenom- 
men werden, sie müssen auch in beiden Augen 


