




Se TER TE VE re ene ee re 
schoben werden kann. Die durch die beiden Re- 
 flektoren Rı und R, dem Doppelfernrohr zuge- 
führten Strahlen treffen vor ihrem Eintritt in 
dasselbe beiderseits auf eine mattgeätzte Glas- 
platte, die dadurch zum Selbstleuchten gebracht 
wird. 
Die Messung kann bei diesem Instrument auf 
zweierlei Art durchgeführt werden, zunächst in 
der bekannten Weise,.daß man den Schlitten so- 
weit verschiebt, bis Gleichheit der Helligkeiten 
eintritt. Alsdann entnimmt man: den Angaben 
des Maßstabes die Werte für die Abstände r und 
ro der Lichtquelle von der Mattscheibe und leitet 
daraus in bekannter Weise das Helliekeitsverhält- 
nis ‘ab. 
Man wiederholt die Messung, nachdem man 
den Träger der beiden Lichter um 180° gedreht 
hat, und nimmt das Mittel. 
Die andere Art der Helligkeitsmessung, so 
wie sie auch bei allen nachstehenden Photometer-" 
konstruktionen, die sich auf die Anwendung von 
Doppelfernrohren gründen, zur Anwendung ge- 
langt ist, beruht auf der Tatsache, daß jeder 
Lichtpunkt im Bildfeld eines auf unendlich ein- 
. gestellten Fernrohres hervorgerufen wird durch 
ein Bündel paralleler Strahlen und daß jede Ver- 
minderung des Querschnittes dieses Bündels eine 
entsprechende Verminderung der Helligkeit des 
Gesichtsfeldes zur Folge hat. Zu dem Zweck ist 
vor jedem der beiden Objektive eine rechteckige 
Öffnung angebracht worden, links und rechts 
genau gleich groß und so beschaffen, daß zwei 
einander gegenüberstehende Seiten des Recht- 
eckes symmetrisch nach der Mitte mit Hilfe einer 
Meßschraube verschoben werden können, während 
die beiden anderen Seiten ihren Abstand vonein- 
ander unverändert beibehalten. Die an der 100- 
teiligen Trommel abgelesene Höhe des Rechteckes 
ist somit ein Maß nicht nur für den Querschnitt 
der Öffnung, sondern auch für die von thr durch- 
gelassene Lichtmenge. 
Bei allen diesen Doppelfernrohren ist die be- 
schriebene Meßvorrichtung (Mı und Ma, in 
Fig. 18) links und rechts deshalb vorgesehen, 
damit man die Messung durch Vertauschen von 
links und rechts wiederholen und durch Mittel- 
bildung etwaige einseitige Fehler, die im Beob- 
achter oder in einer fehlerhaften Nulleinstellung 
liegen, ausgleichen kann. Bei dem vorliegenden 
Instrument (Fig. 18) geschieht das Vertauschen 
der beiden Lampen, wie bereits erwähnt, einfach 
durch Drehen ihres Trägers um 180°. Die 
Mittelstellung (r=nr,) bleibt natürlich hierbei 
die gleiche. ‘ 
18. Einige weitere Photometerkonstruktionen fiir 
Helligkeitsmessungen im spektral unzerlegten 
Licht. 
Eine andere Anordnung des Doppelfernrohrs 
zeigt der in Fig. 19 dargestellte Apparat. Auch 

: hier ist jedes Fernrohr ausgerüstet mit dem zur 
pee 
VE Ten 

ss 
frich: Die Stereoskopie im Dienste der Photometrie. 719 
Messung dienenden Objektivspalt Sp und der 
Mikrometervorrichtung M. Die Trommelteilungen 
von Mı und Ms werden beleuchtet durch eine 
Glühlampe B, die nach dem Beobachter zu mit 
einem Blendschirm versehen und jedenfalls gleich _ 
nach der Ablesung wieder auszuschalten ist. Die 
Reflexionsprismen P, und .P, sind auf die Ob- 
jektivenden aufsteckbar und um die Rohrachse 
zum Drehen eingerichtet. 
In der in Fig. 19 gezeichneten Lage der Pris- 
men ist der Apparat für den Vergleich der Be- 
leuchtungsstärke zweier Lichtquellen verwendbar, 
nur muß man vorher noch zwischen Objektivspalt 





Fig. 19. Schnittzeichnung durch das in Fig. 20 wieder- 
gegebene Stereophotometer. 
und Prisma eine Mattglasplatte einfügen, die 
dann als sekundäre Lichtquelle wirkt. 
Eine andere Verwendungsart besteht darin, 
daß man die Prismen nach unten richtet und auf 
den Tisch zwei ebene Flächen, z. B. zwei Papier- 
sorten, nebeneinander legt, deren Helligkeitsver- 
hältnis gemessen werden soll; ebenso kann man 
die Prismen auf verschiedene Stellen des Him- 
mels oder die Wände eines Zimmers richten und 
deren Helligkeiten miteinander vergleichen. 
Auch für die Mesgung des Lichtverlustes in 
festen und flüssigen Körpern ist der Apparat 
verwendbar. Farbige Glasplatten lest man ein- 
fach auf die nach oben gerichteten Prismen und 
beleuchtet von oben. Farbige Flüssigkeiten bringt 
man in die im 14. Abschnitt erwähnten Kalori- 
metergefäße und stellt diese unter die nach’ unten 
