









gerichteten Prismen. Die Beleuchtung erfolgt in 
diesem Falle, wie üblich, von unten. 
Fig. 20 zeigt dasselbe Instrument in der An- 
ordnung, in der es von Herrn Geheimrat Haber 
bei seinen obenerwähnten Messungen an kolloi- 
dalen Lösungen mit größtem Erfolg benutzt wird. 
Unter jedes der beiden nach unten gerichteten 
Prismen ist ein an seinem unteren Ende durch 
eine ebene Glasplatte geschlossener Rohrstutzen 
befestigt, von denen der eine in die zu unter- 
suchende Flüssigkeit, der andere in. die Ver- 
gleichsflüssigkeit eintaucht. Damit sich keine 
größeren Luftblasen unter der Glasplatte an- 
sammeln können, ist sie etwas schräg gestellt. 
Kleinere Luftblasen werden abgewischt, nachdem 
die Beobachtung der Austrittspupille mit einer 
Lupe die Existenz solcher Luftblasen auf der un- 
teren Seite der Glasplatte dargetan hat. Beide 
En 
7 1 

A 
Fig. 20. 
Das 
chemische und photochemische Laboratorien, 
Stereophotometer für physikalisch- 
Gefäße werden von oben durch eine Scheinwerfer- 
lampe beleuchtet, und man vergleicht jetzt die 
aus ıder Flüssigkeit heraus in” die Rohre ein- 
tretenden Lichtmengen. 
Eine weitere 
Photometers besteht darin, daß man die beiden 
langen Rohrstutzen in Fig. 20 entfernt und an 
ihre Stelle die in Fig. 20 neben dem Apparat ge- 
legenen Zusatzteile einfügt. Diese bestehen aus 
zwei Objektiven in Fassung und zwei Kapillaren, 
diese von 10 em Länge und 2—3 mm innerem 
Durchmesser. Die Objektive haben den gleichen 
Durchmesser wie die des Doppelfernrohrs, aber 
eine wesentlich kürzere Brennweite. Durch diese 
Zusatzobjektive wird also unter Doppelfernrohr 
zu einem Doppelmikroskop und das Photometer 
zu einem Mikrophotometer, mit dem man im- 
stande ist, die von kleinen Flächen ausgehende 
Lichtmengen zu messen. Die Anordnung ist erst- 
malig von Herrn Geheimrat Haber in Gebrauch 
Verwendungsmöglichkeit des 
Bro die ihm nur in en Me 
fügung standen. Zur Aufnahme der Flüssigke 
dienen die beiden vorerwähnten Kapillaren. ] 
er Füllung wird das obere Ende dure 
unter dem Objektiv befestigt, daß ihr obe 
Ende in die ee ee des Mike 













Geehtet, 
Will man ansehe ar se 
chemischen Laboratorien zur Messung der 
Fig. 21. Daaselbe Instrument in seiner Eigensch 
en 
chinese er Teile von Dh 
schen Schichten oder auf Sternwarten zum Fae R 
metrieren der Gestirne an photographischen 
aufnahmen verwenden, so ergibt sich eine 
ordnung, wie sie in Fig. 21 dargestellt is 
der Stelle; wo sich vorher das obere. 
Kapillare befand, ist jetzt ein in der Höl 
stellbarer Objekttisch mit zwei Dur 
öffnungen angebracht, auf die dann di a4 i 
einander zu vergleichenden Präparate zu liege 
kommen. Daß man den Apparat in dieser - F 
auch ‚zur ung der Be in farb 



en liegen die ‚beiden Fern aoa 
nd die beiden Mitzvoskapabiktine® in Fig 
gefahr im Augenabstand nebeneinande ee! 
von jetzt an definitiv zu bauenden Apparat 
