




 Absorptionsgefäße. 
- ohne 
dem sich das 

ca ee ike aus Fie. 19 ersichtlichen Anordnung 
dieser Abstand auf das Doppelte gebracht worden, 
so wie das bei dem jetzt zu beschreibenden wei- 
teren Stereophotometer bereits der Fall ist. 
Der in den Figuren 22 und 22a veranschau- 
 -Jichte Apparat ist hauptsächlich für den Gebrauch 
in technischen Laboratorien bestimmt und soll 
dazu dienen, die Messung der Lichtdurchlässigkeit 
farbiger Flüssigkeiten und auch solcher fester 
Körper (Paraffin z. B.) zu ermöglichen, die bei 
einer Erwärmung auf 100° © flüssig werden. Die 
- Reflexionsprismen P, und P; in Fig, 19 sind vom 
Apparat heruntergenommen worden. An ihrer 
Stelle befinden sich jetzt die Träger für die beiden 
‚Fig. 22. Ein Stereophotometer für technische Zwecke, 
für die Messung des Lichtverlustes in flüssigen und 
ee. gemachten Körpern mit durch Wasserdampf 
heizbaren Absorptionsgefäßen. 
suchenden Ks: dienen gläserne Hohlzylinder 
‘mit aufgeschmolzenen Verschlußglasplatten. Die 
. Füllöffnung befindet sich im’ Mantel des Zylin- 
ders. Die gegenüberliegende Stelle des Mantels _ 
ist eben geschliffen, damit das fiir den horizon- 
talen, axialen Durchblick bestimmte Gefäß eine 
sichere Auflage erhält. 
Nach erfolgter Beschickung des Gefäßes mit 
dem zu untersuchenden Körper wird es auf einen 
-ausziehbaren Schlitten gesetzt, bis vor den Ob- 
jektivspalt vorgeschoben und die Verschlußklappe 
vorgelegt. Der erste Apparat dieser Art war noch 
5 Heizeinrichtung. Bei den in Fig. 22 
dargestellten Apparaten ist der Raum, in 
Gefäß befindet, von einer 
Heizspirale umgeben, durch die man den Dampf 
siedenden Wassers hindurchleiten kann. Von dem 
Fortschritt der Schmelzung fester Teile im Gefäß 
überzeugt man sich zweckmäßig durch Betrach= 
—e der Austrittspupille mit einer Lupe. 
- Zur Beleuchtung dienen zwei weiße, einsteck- 
bare Zelluloidschirme (Rı und R, in Fig. 22a), die 
Zur Aufnahme der zu unter-— 
121 

































enste der Photometrie. 
in der Verlängerung der Rohrachsen aufgestellt 
sind und von einer weißen Lichtquelle WZ beleuch- 
tet werden. Der Abstand der beiden Schirme R, 
und Rs von dem zugehörigen Absorptionsgefäß 
kann verändert werden, so daß man nicht allein 
für die Zwecke der Nulleinstellung des Apparates 
das Helligkeitsverhältnis der beiden Schirme, son- 
dern auch die Helligkeit selbst verändern kann. 
Gegen direkte von der Lampe ausgehende Strah- 
len sind die Gefäße sowohl als auch der Beobach- 
ter durch eine Blendvorrichtung geschützt. Mit 
dem so eingerichteten Apparat sind ‘die im 







Fig. 22a. Schnittzeichnung durch den in Fig. 22 
wiedergegebenen Apparat. 
nächsten Abschnitt beschriebenen Versuche ausge~ 
führt worden. Als Lichtquelle diente eine Osram- 
lampe mit mattgeschliffener kugelförmiger Birne. 
Bei dem vorerwähnten ersten Apparat — ohne 
Heizeinrichtung — wurde die Beleuchtung der 
beiden Schirme durch eine Petroleumlampe mit 
Rundbrenner bewirkt. 
Die Anordnung vor den Objektivspalten des. 
Doppelfernrohres kann: auch so getroffen werden, 
daß man auf ein besonderes vor den Objektiven 
angebrachtes Gestell ein aus Glas angefertigtes. 
Gefäß von würfelförmiger Gestalt setzt, jedes 
der beiden Gefäße durch eine Lampe beleuchtet, 
die aber um eine unter dem Gefäß angebrachte 
Vertikalachse zum Drehen eingerichtet ist. Die 
so getroffene Anordnung ist besonders für die. 
Untersuchung trüber Medien und für das Studium 
des Tyndalleffektes zu verwenden. 
Man sieht also, der Anwendungen für unser: 
Doppelfernrohr sind viele, und die Einrich- 
tungen hierzu ergeben sich in jedem Falle ganz 
von selbst. 



