
Pe 
Die Stereoskopie 
im Dienste der isochromen und hetero- 
 „ chromen Photometrie’). 
Von @. Pulfrich, Jena. 
(Fortsetzung.) 
19. Abhängigkeit der Messungsresultate an Farb- 
filtern von der zur Beleuchtung der Objekte 
dienenden sog. weißen Lichtquelle. 
Ich hatte bereits oben — Abschnitt 14 — bei 
Gelegenheit der Besprechung unseres Verfahrens 
zur Untersuchung farbiger Schutzgläser darauf 
hingewiesen, daß das Verhältnis der von einem 
Farbglas hindurchgelassenen Lichtmenge zu der 
auffallenden Menge weißen Lichtes bei Anwen- 
dung verschieden heller Lichtquellen nicht immer 
das gleiche bleibt. Zu dieser Erkenntnis bin ich 
gelangt, als ich dazu überging, mit dem vorstehend 
. beschriebenen Photometer die Lichtdurchlässig- 
keit verschiedener Farbfilter für sog. weißes 
Licht messen zu lassen. Als Lichtquelle benutzte 
ich eine Osramlampe mit matt geschliffener Birne 
und änderte ihre Helligkeit mit Hilfe eines in 
die Lichtleitung eingeschalteten Rheostaten von 
der Rotglut bis zur Weißelut. Hierbei erwiesen 
sich, wie bereits oben erwähnt, die Grünfilter und 
auch die Blaufilter indifferent gegen solche 
Helligkeitsanderungen der Lampe. Das Verhält- 
nis der durch das Filter \hindurchgegangenen 
Lichtmenge zur auffallenden war innerhalb der 
Messungsfehler immer das gleiche. Ich habe den 
gleichen Versuch mit dem gleichen Erfolg auch 
mit einer alkoholischen Cyaninlésung ausfiihren 
lassen, die bekanntlich einen Absorptionsstreifen 
mit der Mitte bei der D-Linie besitzt und sowohl 
blau als auch rot durchläßt. Ganz anders aber 
verhielten sich die Rotfilter, die nur Rot durch- 
lassen. 
nisses der durchgelassenen Lichtmenge zur auf- 
‚fallenden ein, und zwar immer in dem Sinne, Jaß 
der verhältnismäßige Anteil der durchgelassenen 
Lichtmenge an der auffallenden mit zunehmender 
Helligkeit der Lampe immer kleiner wurde. Die 
Änderungen sind keineswegs gering. War z. B. bei 
einem Rotfilter, das die rote Seite des Spektrums 
bis zu 600 uy durchließ, die Lampe auf eine mitt- 
lere Helligkeit eingestellt, und hatte die Ein- 
stellung auf Geradlinigkeit der Bewegung der 
Marke die Ablesung 40 :100 ergeben, so fing die 
Marke sofort an zu kreisen, wenn die Helligkeit 
gesteigert oder vermindert wurde. Durch Neu- 
einstellung auf Geradlinigkeit der Bewegung 
wurde für die angewandte größte Helligkeit der 
Lampe der Wert 20 :100 und für die angewandte 
kleinste Helligkeit der Wert von 70 :100 abge- 
lesen. 
Die gleiche Abhängigkeit von der Helligkeit 
der Lampe zeigten die dem Lovibondschen 
= 1) Im Auszug vorgetragen auf dem Physikertag in 
_ Jena am 21. September 1921. ; : 

Nw. 1922. 
 Pulfrich: Die Stereoskopie im Dienste der Photometrie. 
Hier trat eine Änderung des Verhilt-, 




ty " 
735 
Tintometer beigegebenen rosaroten und gelb- 
braunen Farbfilter. 
Die Erklärung für dieses auffallende Ver- 
halten der Rotfilter ist wohl die, daß mit steigen- 
der Temperatur der Lampe das Energiemaximum 
sich immer mehr nach dem blauen Ende des 
Spektrums zu verschiebt. An der Steigerung der._ 
Helligkeit des ungehindert zum Auge gelangen- 
den Lichtes sind also die blauen Strahlen sehr 
viel stärker beteiligt als die roten. In dem Rot- 
filter werden aber gerade diejenigen Teile des 
Spektrums, die die stärkere Helligkeitszunahme 
aufzuweisen haben, vollständig absorbiert. Ge- 
wif erfährt die durchgelassene rote Lichtmenge 
auch eine Steigerung, die sehr wahrscheinlich 
proportional ist der des auffallenden roten Lich- 
tes, aber im Verhältnis zu der gesamten Menge 
des auffallenden weißen Lichtes doch weit hinter 
dieser zurückbleibt. So erklärt es sich auch, daß 
Grün- und Blau-Filter, die ja das gesteigerte 
griinblaue Licht in gesteigertem Maße durch- 
lassen, die beim Rot- und Gelb-Filter beobachtete 
Erscheinung nicht zeigen. 
Nach den an Farbfiltern im durchfallenden 
Lichte erhaltenen Resultaten war es von wei- 
terem Interesse, zu sehen, wie sich der verhält- 
nismäßige Anteil der an farbigen Flächen reflek- 
tierten Lichtmenge an dem auffallenden weißen 
Licht, also die Albedo farbiger Flächen, verhält, 
wenn man die Helligkeit der zur Beleuchtung 
dienenden Lichtquelle ändert. Wir benutzten zu 
diesen Versuchen wieder den in Figur 22 abgebil- 
deten Apparat und gaben ihm unter Verwendung 
der beiden weißen Reflektoren Rı und Rs seine 
Nullstellung, bei der also Geradlinigkeit der Be- 
wegung beobachtet wird. Dann ersetzten wir den 
einen der beiden weißen Schirme, beispielsweise 
Ry, durch die zu untersuchende farbige Fläche 
und stellten mit Hilfe der Mikrometerschraube 
Ms wieder auf Geradlinigkeit ein. Die Albedo ist 
dann durch (das Verhältnis der beiden Ablesungen 
an den Mikrometerschrauben Ms und Mı be- 
stimmt. Zu den Versuchen wurden nur glanz- 
lose farbige Flächen benutzt, die von meinem 
Kollegen, Herrn Dr. Gundlach, hergestellt waren. 
Es wurden dieselben Farbstoffe benutzt, die auch 
zur Herstellung der farbigen Filter dienen. Das 
Ergebnis der Untersuchung war im wesentlichen 
das gleiche, wie bei der Untersuchung der Farb- 
filter im durchfallenden Licht. Die grünen und 
blauen Papiere zeigten keinen Unterschied, das 
rote und rosarote Papier dagegen Abweichungen 
wie oben in dem Sinne, daß die Angaben der Mi- 
krometerschraube Mz mit zunehmender Helligkeit 
kleiner wurden, m. a. W., die Albedo roter Flächen 
nimmt mit abnehmender Leuchtkraft unserer 
Osramlampe immer mehr zu. Wie sich solche 
Flächen bei Anwendung anderer Lichtquellen, in- 
sonderheit bei wechselnder Tageslichtbeleuchtung, 
verhalten, habe ich nicht weiter untersucht. Die 
Sache verdient weiter untersucht zu werden, da 
bekanntlich nach dem Purkinjeschen Phänomen 
95 




