
Für die Zwecke der stereoskopischen Pro- 
 jektion hat die Bereitstellung von solchen kom- 
_ plementiren Farbfiltern, diese bezogen auf das 
einen Wert. 
TREE TTETTERE 
‚zur Projektion benutzte Bogenlicht, immer noch 
Solange sie aber noch nicht vor- 
liegen, wird man sich mit den oben erwähnten 
grün-roten Filtern begnügen müssen, die, wenn 
auch nicht vollkommen — siehe die in Fig. 23 
gezeichneten Absorptionskurven der beiden 
Filter —, so doch in erster Annäherung den ge- 
stellten Anforderungen entsprechen. 
Für die Zwecke der stereoskopischen Pyrometrie 
hingegen haben diese komplementären Filter 
bei weitem nicht die Bedeutung wie für die 
stereoskopische Projektion. Nach den im vorigen 
Abschnitt beschriebenen Versuchen ist es sogar 
nicht einmal erforderlich, zwei Farbfilter zu ver- 
wenden. Wir können uns mit dem Rotfilter be- 
gnügen, da nur bei diesem, nicht aber bei dem 
Grün- oder Blaufilter das Verhältnis zwischen 
der durchgelassenen und der auffallenden Licht- 
menge mit der Temperatur sich ändert. Die Ver- 
wendung unserer Stereophotometers für die Auf- 
gaben der optischen Pyrometrie hätte demnach in 
der Weise zu erfolgen, daß wir die von der Licht- 
quelle ausgehenden Strahlen beiden Objektiven 
- in gleicher Stärke zuführen, vor das eine Objektiv 
ein Rotfilter setzen und mit dem vor dem anderen 
Objektiv befindlichen Objektivspalt-Mikrometer 
_ 
‘das Verhältnis der durchgelassenen Lichtmenge 
zur auffallenden messen. Vielleicht lohnt es sich, 
eine Untersuchung darüber‘ anzustellen, an 
welcher Stelle des Spektrums man die Absorp- 
tionswirkung des Rotfilters zweckmäßig beginnen 
läßt, damit für unser Rotfilter-Stereophotometer 
das Optimum der Wirkung erzielt wird. 
21. Apparat zur Bestimmung derjenigen Stelle 
im Spektrum einer Lichtquelle, welche das 
Spektrum in zwei physiologisch gleich helle Teile 
zerlegt. 
Die im vorigen Abschnitt besprochene Auf- 
gabe, ein Spektrum in zwei gleich helle Hälften 
zu teilen, muß sich außer auf theoretischem Wege, 
wie das Hans Lehmann getan hat, mit Hilfe un- 
serer Stereomethode auch experimentell lösen 
lassen. Es ist zu dem Ende nur nötig, eine Ein- 
richtung zu treffen, welche dem einen Auge die 
eine Hälfte und dem anderen Auge die andere 
Hälfte des Spektrums zuführt. Indem man dann 
die Trennungslinie zwischen den beiden Hälften 
zum Verschieben einrichtet, sucht man diejenige 
a Wellenlange auf, bei der die kreisende Bewegung 
Ww 
= 
. der Marke in eine geradlinige übergeht. Von 
dieser Wellenlänge werden wir dann sagen, daß 
sie das Spektrum in zwei physiologisch gleich- 
helle Hälften teilt. : 
In dem Bestreben, hierfür einen geeigneten, 
| Apparat zusammenzustellen, fand ich mich zu- 
sammen mit meinem Kollegen 
| Same 
im Zeißwerk, 
737 
Herrn Dr. Aug. Köhler. Unsere Besprechungen 
führten zu der nachstehend beschriebenen und in 
Fig. 24 skizzierten Anordnung. 


AP, AP, 
Apparat zur Bestimmung derjenigen Stelle 
im Spektrum eimer Lichtquelle, welche das Spektrum 
in zwei physiologisch gleich helle Teile zerlegt (Stereo- 
pyrometer). 
Fig. 24. 
Zur Erzeugung des Spektrums wird ein sog. 
festarmiger Spektralapparat nach Lowe (Z. 1. 
Instr. Kde. 7, S. 271, 1907, und Physik. Z. 8, 
S. 837, 1907) benutzt. Der Apparat besteht aus 
dem Kollimatorrohr K, mit dem symmetrisch sich 
schließenden Spalt 7, vor den die zu unter- 
suchende Lichtquelle oder ein Bild derselben ge- 
bracht wird, aus zwei hintereinander angeord- 
neten, tunlichst farblosen Prismen mit konstanter 
Ablenkung für die spektrale Zerlegung (nach 

DB er 

an 
cea 
“sf eT 
