

738° 
Abbe (1870), Ges. Abh. Bd.1, S.4) mit Mikro- 
meterschraube, Trommelteilung und Um- 
drehungszähler für die Wellenlängenbestimmung 
und dem Beobachtungsrohr Ks. An Stelle des 
hier befindlichen auswechselbaren Spaltkopfes 
wird ein dreiseitiges sechziggradiges Glasprisma 
(ABC in Fig. 24) eingesetzt und so gerichtet, daß 
die Fläche BC dem Objektiv zugewandt ist und 
die vordere scharfe Schneide A in die Ebene des 
Spektrums zu liegen kommt und den Spektral- 
linien genau parallel gerichtet ist. Damit der 
Zweck dieses Prismas, die Zerlegung des Spek- 
trums in zwei Teile entlang einer Spektrallinie, 
in größter Vollkommenheit erreicht wird, haben 
wir ein Interesse daran, statt der gekrümmten 
Spektrallinien vollkommen gerade zu verwenden. 
Man erzielt diesen Effekt bekanntlich in der 
Weise, daß man an die Stelle des lichtgebenden 

Fig. 25. 
Verwendung eines 
prismas zur Herstellung einer scharfen Trennungs- 
60gradigen Reflexions- 
linie zwischen zwei auf ihre Helligkeit miteinander 
zu vergleichenden Flächen. 
geraden Spaltes T einen Spalt mit entsprechend 
gekrümmten Spaltbacken setzt. 
Das Glasprisma ABC ist, allerdings im um- 
gekehrten Strahlengang, bereits mit bestem Er- 
folg in der Photometrie benutzt worden (siehe 
Fig. 25). Es vermeidet mit einem Schlage die 
bei Photometern anderer Art immer wieder zu 
beklagende Störung, die dadurch entsteht, daß es 
außerordentlich schwierig ist, eine scharfe Tren- 
nungslinie zwischen den beiden miteinander zu 
vergleichenden Feldern herzustellen. Bei An- 
wendung des Prismas ABC ist zur dauernden Er- 
reichung dieses Zweckes nur nötig, daß die beiden 
eben polierten Flächen AB und AC in scharfer 
Kante A aneinander stoßen und einen Winkel von 
60° einschließen. Man sieht dann beim Einblick 
durch das auf die Schneide A eingestellte Okular 
Pulfrich: Die Stereoskopie im Dienste der Photometrie. 

ig 
i B atur- 
wissenschaften 
in AC das Spiegelbild AB’ der von I» beleuch- 
teten Fläche AB und in AB das Spiegelbild AC” — 
der von J, beleuchteten Fläche AC. Infolge des 
60 °-Winkels kommen die beiden Spiegelbilder so- 
mit unmittelbar nebeneinander in eine senkrecht 
zur Blickrichtung gelegene Ebene zu liegen. Die 
scharfe Trennungslinie zwischen den beiden 
Feldern hängt ‚ausschließlich und allein von der 
Sauberkeit der Kante A ab und bleibt erhalten, 
solange die Kante intakt bleibt. 
Bei unserer jetzigen, in Fig. 24 dargestellten 
Anordnung treten die das Spektrum (r’-A-b’ in 
Fig. 26) erzeugenden Strahlen durch die Fläche 
BC in das Prisma ein. Es findet also jetzt durch 
Reflexion an den in A zusammenstoßenden 




Fig. 26. Dasselbe Prisma in umgekehrter Reihenfolge 
des Strahlenganges für die Zerlegung eines Spektrums. 
in zwei Teile. In der Figur ist auf die Strahlen- 
brechung im Glase absichtlich keine Rücksicht genom- 
men worden. 
Spiegelflächen des Prismas eine Aufteilung des 
Spektrums durch die scharfe Kante A in der 
Weise statt, daß die eine Hälfte durch Reflexion 
an AC auf die Fläche AB und die andere Hälfte 
durch Reflexion an AB auf die Fläche AC zu 
liegen kommen. Die Wahl dieses Prismas in Ver- 
bindung mit einem festarmigen Spektralapparat 
ist besonders deshalb eine glückliche zu nennen, 
weil, abgesehen von der scharfen Trennung der 
beiden Hälften des Spektrums, das Prisma seine 
Lage unverändert beibehalten kann, während die 
zur Messung notwendige relative Verschiebung 
von Spektrum und Prismenkante A hier allein 
durch seitliche Verschiebung‘ des Spektrums mit 
Hilfe der Mikrometerschraube M vorgenommen 
wird. Auch können die Angaben der Mikrometer- 
schraube ohne weiteres zur Ermittlung der Lage 
