





a \ % Kun Kor 
der Prismenkante A innerhalb des Spektrums be- 
- nutzt werden’). 
_ - Es muß daher zunächst eine Graduierung der 
Angaben der Mikrometerschraube nach Wellen- 
längen vorgenommen werden. Wir beleuchten zu 
dem Ende den Spalt 7 mit Lichtquellen, die 
‘Spektrallinien von bekannter Wellenlänge aus- 
senden, benutzen zur Beobachtung der beider- 
. seitigen Spektrumshälften eine an der Prismen- 
_ fassung angebrachte, um die Kante A zum 
Drehen eingerichtete Lupe und stellen auf jede 
einzelne Spektrallinie so ein, daß der auf der 
Fläche AB liegende Teil des Spaltbildes ebenso 
breit ist wie der auf der Fläche AC liegende. Die 
den einzelnen Spektrallinien zugehörigen Wellen- 
längen werden in tunlichst großem Maßstab auf 
am Mikrometerwerk als Ordinaten aufgetragen. 
Aus der die Endpunkte der Ordinaten verbinden- 
den Kurve kann man dann später zu jeder Ab- 
lesung am Mikrometerwerk die zugehörige 
- Wellenlänge entnehmen. 
Nach erfolgter Graduierung des Mikrometer- 
werks wird die Lupe zur Seite geschlagen und 
der für die Betrachtung der kreisenden Marke 
dienende Stereoskopapparat an den Spektral- 
apparat herangerückt und zu ihm in eine solche 
Lage gebracht, wie sie in Fig. 24 dargestellt ist. 
Der Stereo-Betrachtungsapparat besteht aus 
zwei mit Anpassung an den Augenabstand ein- 
gerichteten. Okularen mit kreisförmigen Blenden 
in der Ebene des Gesichtsfeldes, ferner aus zwei 
Reflektoren Ry und R,, durch die die von. den 
Spektren kommenden Strahlen beiderseits in die 
Bliekriehtung des Beobachters gebracht werden. 
Dazu kommt noch ein Objektiv O3, welches die 
zwischen O, und P, eingesetzten Marken m und n 
beiderseits in den Bildfeldebenen der Okulare ab- 
bildet. Die Marken hätten: ebensogut als Halb- 
bildmarken (mını und man.) in die Bildfeld- 
ebenen der Okulare eingesetzt werden können. In 
beiden Fällen erscheinen die Marken dunkel auf 
hellem Grunde, und zwar in dem Farbengemisch 
der zugehörigen Hälfte des Spektrums. 
Bei dem Aufbau des Apparates ist auch 
darauf Rücksicht genommen worden, daß das in 
der Austrittspupille (AP in Fig.24) links und 
rechts zustandekommende Bild der Hälfte des 
Spektrums so stark verkleinert wird, daß es be- 
quem von der Pupille des Auges umfaßt wird. 
Während das im nächsten Abschnitt zu be- 
schreibende Stereo-Spektral-Photometer schon 
seit länger als einem Jahre zu Versuchen in Be- 
nutzung ist, war das vorbeschriebene Instrument 
kurz vor der Niederschrift dieser Zeilen nur so- 
weit gediehen, daß ich mich bis jetzt nur von dem 

1) Die beiden das Spektrum erzeugenden Prismen 
— Pı und P, müssen natürlich hinsichtlich ihrer Di- 
_ -spersion so gewählt werden, daß das Spektrum voll von 
den beiden Flächen des Prismas ABC aufgenommen 
wird. Im anderen Falle schaltet man P; aus und 
stellt das Kollimatorrohr Ay zu Ps neu ein. 

De sa ; BE yee . Y Pig?) eee 
Pulfrich: Die Stereoskopie im Dienste der Photometrie. 
Millimeterpapier als Abszissen und die Ablesungen. 


fa 
739 
richtigen Funktionieren der einzelnen Teile habe 
überzeugen können. Über die mit ihm vorzuneh- 
menden Versuche soll später berichtet werden. 
Das nächste wird sein, daß wir den von Hans 
Lehmann auf theoretischem Wege abgeleiteten 
Zusammenhang zwischen der Temperatur der 
Lichtquelle und der Lage der Spektrumsmitte das 
Ergebnis unserer Messung an einer Reihe von 
Lichtquellen gegenüberstellen. Da mit wachsender 
Temperatur der Lichtquelle die dem Maximum 
der Helligkeit entsprechende Stelle des Spektrums 
eine Verschiebung in der Richtung vom roten 
zum blauen Ende erleidet, so muß eine ‘gleich- 
gerichtete Verschiebung mit wachsender Tempe- 
ratur auch für die Spektrumsmitte stattfinden. 
Um also unseren Apparat für die Temperaturbe- 
stimmung wglühender Körper verwendbar zu 
machen, haben wir vorher unsere Wellenlängen- 
skala empirisch zu graduieren, was in erster An- 
näherung mit Hilfe des schwarzen Körpers ge 
schehen kann. 
Ob die jedesmalige Spektrumsmitte mit dem 
jedesmaligen Maximum des Spektrums zu- 
sammenfällt, ist noch eine offene Frage, die aber 
mit dem in diesem Abschnitt beschriebenen Appa- 
rat und dem im nächsten Abschnitt beschriebenen 
Stereo-Spektral-Photometer beantwortet werden 
kann. Für die Beantwortung dieser unserer 
Frage ist zu berücksichtigen, daß das mit dem 
Stereo-Spektral-Photometer gefundene Maximum 
vor dem Vergleich mit der Spektrumsmitte auf 
das Normalspektrum reduziert werden muß (siehe 
dieserhalb weiter unten), während für die mit 
dem vorliegenden Apparat gefundene Spektrums- 
mitte eine solche Reduktion m. E. nicht erforder- 
lich ist. 
Auch auf verschiedene Fragen der physio- 
logischen Optik wird der Apparat eine eindeutige 
Antwort geben können, so z. B., ob für ein und 
dieselbe Lichtquelle die Spektrumsmitte ihre Lage 
unverändert beibehält, wenn man die Helligkeit 
des Spektrums durch Einengung des Licht- 
spaltes T immer mehr herabdrückt. Von beson- 
derem physiologischen Interesse wird es auch 
sein, die Ergebnisse der Messungen an farben- 
tüchtigen Personen mit den Ergebnissen der 
Messungen an Farbenblinden zu vergleichen. 
22. Das Stereo-Spektral-Photometer, 
mit dessen Einrichtung und Handhabung wir 
uns im folgenden etwas näher befassen wollen, 
beansprucht in theoretischer und praktischer 
Hinsieht ein besonderes Interesse deshalb, weil 
es die Möglichkeit bietet, das dem einen Auge 
dargebotene Gesichtsfeld mit jeder beliebigen 
Farbe des, Spektrums einer Lichtquelle und das 
dem anderen Auge dargebotene Gesichtsfeld mit 
jeder beliebigen Farbe des Spektrums derselben 
oder einer anderen Lichtquelle zu erhellen und 
hierbei das Verhalten der ,,kreisenden Marke“ zu 
einer alle einzelnen Teile des sichtbaren Spek- 

