

740 
trums umfassenden heterochromen Photometrie zu 
verwerten. 
Der Aufbau des Stereo-Spektral-Photometers 
ist aus der Schnittzeichnung Fig. 27 und aus der 




Fig. Horizontalschnitt durch das Stereospektral- 
photometer. 
1 
nach einer Photographie des Apparates her- 
gestellten Fig. 28 zu ersehen. Es wurden zwei 
festarmige geradsichtige Spektralapparate (nach 
Löwe |]. e.), auch Monochromatoren genannt, 
nebeneinandergestellt und in feste Verbindung. 
Pulfrich: Die Stereoskopie im Dienste 
ı Unendlich eingestellten Fernrohr zur Abbildung 


hotometrie. Die Na E | 






































iy 34 ® 
miteinander gebracht. Die beiden 7, sind di | 
lichtgebenden Spalte, vor denen die zu un 
suchenden Lichtquellen in der weiter unten an- 
gegebenen Weise aufgestellt werden. Die beiden — 
T; sind die ebenfalls mit Meßvorrichtungen ver- 
sehenen Durchlaßspalte für die zu untersuchen- 
den Spektralbezirke. | 
Die Einstellung jedes der beiden Spektval- > | 
apparate auf einen bestimmten von 7, durch- 
gelassenen Spektralbezirk geschieht durch mikro- 
metrische Drehung der Prismen P; und Ps um 
ihre zugehörigen Achsen Z, und Zr. Die mit 
einem Umdrehungszähler und einer 100 teilige 
Trommel versehene Mikrometerschraube Mı mißt — 
die Drehungswinkel der Prismen. Die Scheibe 
M, dient zur Aufnahme der in Einheiten von pu 
geteilten Wellenlängenskala in Spiralform. In¥ 
Fig. 28 ist die Spiralteilung für den rechten — 
Apparat gut zu sehen, auch die Schnurlaufiiber- — 
tragung, welche es dem Beobachter ermöglicht, — 
mit der’ auf dem Tisch ruhenden rechten Hand — 
die Meßschraube Mı zu bewegen. Aus den weiter — 
unten angegebenen Gründen wurde es für nicht 
erforderlich gehalten, eine ebensolche Schnur- ~ 
laufübertragung auch an der Mikrometerschraube _ 
M, des linken Apparates anzubringen. Die Er- | 
mittlung der yu-Skala geschieht in bekannter 
Weise auf graphischem Wege nach den Winkel- 
angaben der Meßschraube M, für eine größere 
Anzahl von Spektrallinien bekannter Wellen- — 
länge. Die fertige Skala läßt sich dann noch in | 
der Weise revidieren und nötigenfalls berichtigen, — 
daß man für eine größere Anzahl von bekannten 
Spektrallinien die Abweichungen in den Angaben 
der Skala von den wahren Werten py feststellt. 
Man trägt dann die gefundenen Abweichungen. 4 
als Ordinaten auf und entnimmt aus der durch ~ 
die Endpunkte gezogenen Kurve die an den ein- © 
zelnen Strichen der py-Skala anzubringende Kor 
rektion. ¥ 
m und n in Fig. 27 sind unsere Halbbild- 3 
marken, wieder wie früher Nähnadeln. Sie be- 
finden sich beiderseits zwischen dem Prisma P, — 
und dem Objektiv Os. Ihre Beobachtung ge- 
schieht in einem Doppelfernrohr DF, bei dem die — 
Anpassung an den Augenabstand des Beobachters 
durch eine gleichmäßige, aber entgegengesetzt ge- 
richtete Drehung der Einzelrohre um die mit 7, 
zusammenfallende Objektivachse . vorgenommen k 
wird. Damit die Marken m und n in dem auf 
gelangen, ist dem ‚Fernrohr beiderseits noch ein — 
Objektiv O3’ vorgesetzt “worden, das die von den E 
einzelnen Punkten der Marken m und n° aus- ~ 
gehenden divergierenden Strahlen als parallele 
Strahlenbündel dem Fernrohr zuführt. Die Ver- 
größerung ‘des Fernrohres ist so gewählt, daß das. 
in der Austrittspupille liegende Spaltbild von Ta } 
kleiner ist als die Pupille des Auges. = 
Der Beobachter sieht dann in jedem der 
beiden Rohre das Objektiv O, ausgefüllt durch | 
Licht von der Spektralfarbe des von T; bao 
