















gelassenen Spektralbezirkes und darin die dunk- 
len Marken m und n. Die übereinstimmende 
"Höhenlage der beiden Markenbilder im DF wird 
durch Vertikalverschiebung des einen Objektivs 
O,’, und der für die stereoskopische Betrachtung 
La passende Abstand der beiderseitigen Markenbilder 
-voneinander durch mikrometrische Verschiebung 
= des anderen Objektivs Oo’ in horizontaler Rich- 
tung erreicht. Bei dem in Fig. 28 wiedergegebe- 
nen Apparat befinden sich diese Objektive O0,’ im 
Innern des Kollimatorrohres K2 und unmittelbar 
vor dem Spalt T,, eine Anordnung, welche für 
die Justierung des Apparates eine Einschränkung 
bedeutet, die bei der vorbeschriebenen neuen An- 
ordnung vermieden wird. 
mr 
7 
Fig. 28. 
Von den in obiger Fig. 13 dargestellten und 
| durch die Anordnung in Fig. 16 verwirklichten 
fi Bewegungsmöglichkeiten der Marken m und n 
ist hier nur zum Teil Gebrauch gemacht worden. 
Die Marken n bleiben stehen, und nur die Marken 
| m werden bewegt und zwar durch den oben er- 
- wähnten, in Fig. 28 mitabgebildeten Heiß- 
| luftmotor. Im übrigen kann hier, wie 
früher angegeben, durch Veränderung des 
Radius r der Drehscheibe (siehe Fig. 27) 
_ der Ausschlag der hin- und hergehenden Marke m 
verändert und durch Veränderung der Länge 1 
| der Kurbelstange der Mittelpunkt der kreisenden 
Marke zur feststehenden seitlich verschoben wer- 
| den. Der Beobachter hat also die Möglichkeit, 
| die Marke in verschieden groBem Abstand um n 
| als Mittelpunkt kreisen zu lassen (siehe Fig. 13a), 
| oder sie in der Bliekrichtung (siehe Fig. 13c) an 
: 4 n vorbeifliegen zu lassen. — 
. Bei den in den Abschnitten 15, 17, 18 und 20 
beschriebenen Stereophotometern waren die 
D hrarken m und n in der Bildfeldebene des Oku- 
lars untergebracht. Da sie, um gleichzeitig 
741 

scharf zu erscheinen, in einer Ebene liegen 
müssen, mußte die eine Marke m so über der an- 
deren n angeordnet werden, daß sich die Spitzen 
nicht berühren. Bei dem vorliegenden Stereo- 
Spektral-Photometer sind wir an diese Bedin- 
gung nicht gebunden. Wir können die Marken m 
und n dank der Strahlenbegrenzung durch den 
Spalt 7. auch in zwei hintereinander gelegenen 
Ebenen unterbringen, ohne daß die Markenbilder 
aufhören gleichmäßig scharf zu erscheinen. Wir 
können also jetzt die Höhenlage der beiden 
Marken zueinander auch so wählen, daß die 
beiden Nadeln mit einem Teil ihrer Länge neben- 
einander zu liegen kommen, ohne befürchten zu 
müssen, daß sie sich gegenseitig weh tun. Es ist 

Das Stereospektralphotometer (nach einer Photographie). 
nicht ausgeschlossen, daß diese Anordnung von 
Personen, die besonders gut stereoskopisch sehen 
können, bei Einstellung der Marke m nach 
Fig. 13c als ein Vorzug gegenüber den überein- 
ander angeordneten Marken beurteilt wird. 
Zur Begrenzung und Einengung des Gesichts- 
feldes ist zwischen den: Marken und dem Objektiv 
OÖ, je eine Schieberblende mit einer Reihe von 
paarweise links und rechts gleichgroßen, sonst 
aber verschieden großen kreisförmigen Öffnungen 
vorgesehen. Im allgemeinen wird man die 
Messung mit links und rechts gleichgroßen 
Blenden ausführen und den Schieber so ein- 
stellen, daß das Raumbild der Blendenöffnung vor 
das Raumbild der kreisenden Marke zu liegen 
kommt, wie das auch bei den stereoskopischen 
Landschaftsbildern der Firma der Fall ist, wo 
man durch die Bildumrahmung wie durch ein 
Fenster vom Zimmer aus auf die Landschaft 
draußen hinausschaut. Macht man in den 
Blendenrand ringsum kleine, links und rechts 
genau gleiche Einkerbungen, so ist die Möglich- 
keit gegeben, die verschiedenen Teile der Netz- 
ne ee, 
ee 



4 
4 
Fr 
ee: 
< Sate a 
= 

