742 
haut auf ihre Reaktionsfähigkeit der Erschei- 
nung der kreisenden Marke gegenüber zu unter- 
suchen. Diese Einkerbungen dienen hierbei dazu, 
die Blickrichtung des Beobachters festzuhalten. 
Bei den kleinsten Blendenöffnungen kann man 
diese Anhaltspunkte auch außerhalb der Blenden- 
öffnung anbringen. 
Noch ein anderes physiologisches Arbeitsgebiet 
soll hier kurz erwähnt werden, das sich auf die 
gleichzeitige Anwendung ungleichgroßer Blenden 
links und rechts bezieht. Es fragt sich nämlich, 
ob die Erscheinung der kreisenden Marke nicht 
(durch die überschießende Randzone der durch die 
größere Blendenöffnung beleuchteten Netzhaut 
beeinflußt wird. Ich habe bisher einen solchen 
Einfluß nicht konstatieren können. Hatte ein 
gut stereoskopisch sehender Beobachter vorher bei 
gleichgroßen Blenden auf gleiche Helligkeit — 
Geradlinigkeit der Bewegung des Raumbildes der 
Marke m — eingestellt, so blieb die Erscheinung 
der Geradlinigkeit der Bewegung erhalten, wenn 
die eine der beiden Blendenöffnungen durch eine 
größere ersetzt wurde. Im ersten Augenblick ist 
man geneigt, zu glauben, daß die geradlinige Be- 
wegung des Raumbildes in eine kreisende über- 
gehen müsse, da ja durch die größere Blenden- 
öffnung mehr Licht in das Auge gelangt als 
durch die kleinere. Dieses Licht verteilt sich 
aber auf der Netzhaut auf eine größere Fläche, 
wobei die Flachenhelligkeit die gleiche bleibt. 
Eine etwaige Änderung der Erscheinung kann 
daher nur durch den Einfluß der vorbezeichneten 
überschießenden Zone der beleuchteten Netzhaut 
hervorgerufen werden. Die Sache verdient weiter 
untersucht zu werden, doch ist hierzu nicht un- 
bedingt das Stereo-Spektral-Photometer erforder- 
lich. Derartige Untersuchungen können auch 
mit einem einfacheren Apparat gemacht werden, 
sofern man diesen ebenfalls mit auswechselbaren 
Blendenöffnungen ausrüstet. 
23. Die Regulierung der Beleuchtung. 
Für den Vergleich der Helligkeiten zweier 
Spektralbezirke des Spektrums einer Lichtquelle 
ist es von größter Bedeutung, daß die Helligkeiten 
in beiden Gesichtsfeldern für einen und denselben 
Spektralbezirk genau gleich sind. Zwar kann 
man durch Vertauschen von links und rechts den 
Einfluß einer ungleichen Beleuchtung unschädlich 
machen, doch ist es von Vorteil, auf die Wieder- 
holung dieses Vergleichs verzichten zu können, 
was auch der Fall ist, wenn man die Beleuchtung 
für beide Spalte 7, genau gleich macht. 
Zunächst haben wir also dem Apparat selbst 
seine Nulleinstellung zu geben, d. h. man stellt 
die vier Spalte T; und 7, auf genau die gleiche 
Spaltbreite und mit Hilfe eines nachträglich vor 
T, angebrachten verstellbaren horizontalen Spal- 
tes Ta auch auf gleiche Länge ein. Alsdann darf, 
wenn in beiden Apparaten links und rechts auf 
den gleichen Spektralbezirk eingestellt wird — 
Pulfrich: Die Stereoskopie im Dienste der Photometrie. 


| Die Nat 
wissenschaften 
bei diskontinuierlichen Spektren benutzt man die | 
gleiche Spektrallinie links, und rechts —, das 
Raumbild der hin und her gehenden Marke kein 
Kreisen mehr erkennen lassen. Hierbei ist aller- | 
dings vorausgesetzt, daß die beiden Prismen Pı — 
und Ps, in der Werkstatt so eingestellt sind, daß — 
die in Ta sichtbaren Bilder von 7, im linken und — 
im rechten Apparat genau die gleiche Breite er- — 
halten, wie der lichtgebende Spalt, eine Forde- © 
rung, die beim Justieren des Apparates in der | 
Werkstätte in ausreichendem Maße erfüllt ist. } 
Die ersten Versuche mit dem Stereo-Spektral- — 
Photometer habe ich an dem Licht einer Petro- 
leumlampe mit Rundbrenner vornehmen lassen. 
Die Lampe wurde einfach zwischen zwei recht- 
winkelige Reflexionsprismen gestellt, die außen 
auf die Spaltköpfe von T, aufgesetzt waren. Nach 
sorgfältigem Reinigen des Dochtes gelang es 7 
durch Drehen und Verschieben der Lampe eine 
ausreichend gleichmäßige Beleuchtung in beiden | 
Bildfeldern herzustellen. Die Anordnung ver- 
sagte aber vollständig, als ich daran ging, zur | 
Beleuchtung der beiden Spalte Tı Gasglühlicht 
oder das Licht einer elektrischen Glühlampe oder 2 
einer Quecksilberlampe zu verwenden. 
Ich bin dann zu der aus Fig. 27 und 28 er- | | 
sichtlichen neuen Versuchsanordnung übergegan- 7 
gen und darf nach den damit gemachten Erfah- 
rungen wohl sagen, damit das Richtige getroffen — 
zu haben. Die Lampe und die beiden Reflexions- — 
prismen habe ich hierbei auf einen Abstand von — 
etwa 15 cm vom Apparat fortgerückt, um Platz — 
zu gewinnen für eine beiderseits zwischen dem 
Prisma und dem Spalt einzusetzende mattgeatzte — 
Glasplatte (MS in Fig. 27), deren Abstand vom 
Spalt vom Beobachtungsplatz aus innerhalb der 
angegebenen Grenzen beliebig variiert werden 
kann. 
einer sekundären Lichtquelle, die nicht allein eine 
vollkommen swgleichmäßige Erhellung des Ge- © 
sichtsfeldes gewährleistet, sondern auch ermög- — 
licht, die Helligkeiten links und rechts einander 
genau gleich zu machen, was, wie gesagt, daran 
erkannt wird, daß die Bewegung des Raumbildes — 
der Marke als eine geradlinige erscheint. i ae 
Die Verschiebung der Mattscheibe MS ge- — 
schieht, wie aus Fig. 28 ersichtlich, mittels Zahn 
und Trieb. Ein neben der Triebstange befind- — 
licher mm-Maßstab gibt 
seinem Platz jederzeit Aufschluß darüber, wo sich 
die Glasplatte befindet. Gegen seitlich auf- — 
fallendes Licht ist die Glasplatte durch die aus — 
Fig. 27 erkennbare Blende — in Fig. 28 absicht- 
lich weggelassen — geschützt. Auch kann die 
Glasplatte durch Drehen der Stange in der vor- — 
deren nahe dem Spalt 7Tı gelegenen: Anschlag- — 
stellung nach oben gestellt und somit aus dem 
Strahlengang ausgeschaltet werden. In dieser | 
Lage läßt sich die Glasplatte MS ganz hinter den — 
Spaltkopf zurückziehen, so daß jetzt der Spalt T, — 
für 
z. B. vollständig frei liegt. Das Ausschalten der — 
Auf diese Weise wird die Glasplatte zu | 
dem Beobachter an — 
die Anbringung einer Geißlerschen Röhre — 
