
















































wy n 
4 Ar 
hr 
a el x és 

Eine solche Beeinflussung unserer Vorstellung 
ist natürlich nur möglich, wenn die Bilder in 
beiden Augen vollkommen identisch sind. Sie tritt 
auch auf, wenn man im Stereokomparator der 
- Marke im linken und rechten Okular genau die 
gleiche relative Lage zu den Bildern eines iso- 
 liert stehenden Objektes, z. B. einer Stange gibt, 
oder wenn man im Stereophotometer auf genaue 
Geradlinigkeit der Bewegung einstellt, denn dann 
- liegen die Verhältnisse so wie in den oben ange- 
4 fiihrten Beispielen, und der Phantasie des Beob- 
_ achtersesind wieder Tür und Tor geöffnet. 
i Das ist ein Einwand, den man mit einiger 
_ Berechtigung gegen das stereoskopische Meßver- 
_ fahren überhaupt erheben kann. Aber dieser Ein- 
wand trifft nur zu für den Fall, daß die Bilder 
links und rechts vollkommen gleich sind. Sobald 
parallaktische Bilddifferenzen vorliegen, die die 
Grenze des Wahrnehmbaren auch nur etwas über- 
schreiten, ist es mit solchen Gestalts- und Be- 
weeungstäuschungen vorbei. Der Phantasie sind 
wieder straffe Zügel angelegt, und an die Stelle 
‚der durch. sie vorher erzeugten Vorstellung tritt 
| jetzt die allein von den wahrgenommenen Bild- 
| differenzen beherrschte eindeutige Vorstellung 
| des Tiefenunterschiedes, also in unserem Falle 
eine wirklich kreisende Bewegung des Raum- 
| bildes der Marke. 
|. Daher erklärt es sich auch, weshalb Personen, 
die die letzten Feinheiten der Prüfungstafel für 
_ stereoskopisches Sehen nicht mehr zu erkennen 
vermögen, bei denen also die der Phantasie ge- 
zogenen Schranken weiter auseinander stehen, 
sehr viel leichter Täuschungen im Erfassen der 
richtigen Einstellung ausgesetzt sind als normal- 
-sichtige Personen. 
Fiir unsere vorliegende Aufgabe, die Stelle 
| an den Enden des Spektrums zu bestimmen, wo 
| die Lichtempfindung aufhört, machen wir aus den 
| vorstehenden Erörterungen folgende Nutzanwen- 
| dung. Wir vermeiden es, diese Stellen in der 
4. Richtung vom Innern des Spektrums aus nach 
| außen aufzusuchen, da dann leicht der Fall ein- 
| tritt, daß der Beobachter glaubt, die Marke noch 
| kreisen zu sehen, wo das eine Auge schon aus- 
geschaltet ist. Um das zu vermeiden, stellt der 
Beobachter das eine Auge von vornherein auf 
| eine bestimmte außerhalb des Spektrums gelegene 
| Stelle ein und nähert sich dann langsam dem 
‚sichtbaren Teil des Spektrums. Dann wird jeden- 
falls der Moment, in dem das Kreisen der Marke 
als solches in die Erscheinung tritt, viel schärfer 
präzisiert sein als der Moment, in dem das Krei- 
sen der Marke aufhört sichtbar zu sein. Das 
‚andere Auge stellt man hierbei zweckmäßig auf 
das Maximum der Helligkeit ein, damit das Krei- 
sen der Marke an der gesuchten Stelle gleich in 
größter Stärke einsetzt. Es ist zu untersuchen, 
ob bei einem Wechsel des Spektralbezirkes im 
chtbaren Spektrum die für das Maximum ge- 
ndenen Enden unverändert bestehen bleiben. 
Ob für beide Augen des Beobachters die gleiche 
5 
” Pulfrich: Die Stereoskopie im Dienste 
eile 
753 
Stelle gefunden wird, bedarf ebenfalls der nahe- 
ren Untersuchung, Auch fragt es sich, ob die 
fiir ein Auge gefundene Stelle sich verschiebt 
und wie sie sich verschiebt, wenn man die Hellig- 
keit des Spektrums einer Lichtquelle etwa durch 
Einengung der beiden Spalte 7, immer mehr ver- 
mindert. Das sind alles Fragen, auf die zurzeit 
noch keine Antwort gegeben werden kann. 
26. Messung der Helligkeit in den einzelnen 
Spektralbezirken als Bruchteil des Helligkeits- 
maximums als Einheit. 
Die Helligkeit im Gesichtsfeld jedes der 
beiden Fernrohre hängt ab von der Breite des 
Lichtspaltes 7; und der Breite des / Spektral- 
bezirkes Ts. Wird nur einer der beiden Spalte, 
T, oder Ts, auf die Hälfte seiner ursprünglichen 
Breite eingestellt, so reduziert sich die Helligkeit 
auf die Hälfte, und auf ein Viertel, wenn auch 
der andere Spalt die halbe Breite erhält. Um 
den schädlichen Einfluß der beugenden Wirkung 
des Spaltes 7, auf die Markenbilder m und n auf 
ein Minimum zu beschränken, läßt man T7T, auf 
100-oder 200 Trommelteile stehen und macht die 
Messung allein mit dem Lichtspalt 71. 
Die Messung selbst machen wir in folgender 
Weise. Nach erfolgter Nulleinstellung des Appa- 
rates, bei der insonderheit die Spalte 7; unter 
sich und ebenso die Spalte T, unter sich die 
gleiche Breite haben, stellen wir einen der beiden 
Apparate — wir wählen hierfür den linken Appa- 
rat — auf die Wellenlänge des Helligkeitsmaxi- 
mums, also für unsere Petroleumlampe auf 590 wu 
ein. Wenn wir jetzt die Breite des Spaltes 7, 
links verringern, indem wir z. B. von 100 auf 
75 Trommelteile einstellen, so ist damit die 
Helligkeit im linken Fernrohr auf % des Hellig- 
keitsmaximums herabgedrückt, und wir haben 
nunmehr durch Drehen an der Mikrometer- 
schraube M, rechts diejenigen Spektralbezirke im 
rechten Fernrohr aufzusuchen und an Ms abzu- 
lesen, für die die kreisende Bewegung des Raum- 
bildes in eine geradlinige übergeht. Wir werden 
finden, daß das für zwei Spektralbezirke zutrifft, 
von denen der eine rechts, der andere links vom 
Maximum gelegen ist (siehe Fig. 30 und Ta- 
belle I). Von diesen beiden Spektralbezirken 
sagen wir dann, daß sie eine Helligkeit 
besitzen, die gleich ist % der maximalen Hellig- 
keit. Indem wir so zu immer kleineren Bruch- 
teilen der maximalen Helligkeit übergehen, er- 
halten wir die gesuchte Helligkeitskurve unseres 
prismatischen Spektrums. 
Für die Messung der mehr oder weniger weit 
ab vom Maximum gelegenen Spektralbezirke wäh- 
len wir, zum Teil als Kontrolle, zum Teil um die 
Ungenauigkeiten zu vermeiden, die mit der An- 
wendung enger Spalte verbunden sind, einen 
etwas anderen Weg. Sind wir z. B., ausgehend 
von der Spaltbreite 7, links = 7,- rechts — 


