







































eS 
an 
- daß man alle Einstellungen, die man bisher mit 
‚dem linken Spalt 71 gemacht hat, jetzt mit dem 
| rechten Spalt 7, macht und zur Messung der 
© Wellenlänge die Mikrometerschraube M des linken 
: Apparates benutzt. Aus dem Grunde ist auch bei 
_ dem vorliegenden Instrument ganz darauf ver- 
_ zichtet worden, die Mikrometerschraube M des 
|. linken Apparates in der gleichen bequemen Weise 
" dem Beobachter zugänglich zu machen, wie das 
mit der Mikrometerschraube M des rechten Appa- 
rates geschehen ist. 
Für das Verhalten des Beobachters während 
der Messung gelten im allgemeinen die gleichen 
ten: Tunlichste Schonung der Augen des Beob- 
_ achters, daher Übertragung aller Operationen und 
__Ablesungen, die er nicht unbedingt selbst machen 
muß, wie insonderheit die jedesmalige Einstellung 
des linken Spaltes 7; und die Ablesung der Wel- 
lenlänge an einen Gehilfen; sodann mehrmalige 
Wiederholung der Einstellung, indem man immer 
abwechselnd einmal in der einen und dann in der 
anderen Richtung an die gesuchte Stellung 
herangeht. Daß die Betätigung der Marken 
zweckmäßig durch einen Heißluftmotor erfolgt, 
wurde bereits früher erwähnt. So hat der Be- 
| obachter nur auf die kreisende Marke zu achten 
' und mit der auf dem Tisch ruhenden rechten 
| Hand die Mikrometerschraube so lange zu ver- 
stellen, bis das Kreisen aufhört. Ich wieder- 
hole, was ich schon einmal im 11. Abschnitte er- 
wähnte, daß die Prüfung auf Geradlinigkeit der 
Bewegung der Marke immer nur in der Ruhe- 
| "lage der Prismen, also bei stillstehender Mikro- 
meterschraube Mı zu erfolgen hat. 
Die Versuchsreihe, die in der obigen Tabelle 
einem Mechanikergehilfen der Meßabteilung aus- 
geführt, der ein vorzügliches stereoskopisches 
Sehvermögen besitzt und sich für die vorliegen- 
den Messungen als besonders geeignet erwies. 
| Dem Apparat fehlte damals noch mancherlei, was 
_ erst später hinzugekommen ist. So vor allem die 
beiden Wellenlängenskalen und die beiden Matt- 
scheiben vor den Spalten 7;. Es ist daher nicht 
ausgeschlossen, daß bei einer Wiederholung 
| dieser Versuchsreihe mit dem jetzigen vervoll- 
_kommneten Apparat die einzelnen Werte sich ein 
| wenig verschieben werden. Da es mir nur darauf 

|. Versuchsreihe vorläufig genügen. 
Von dem für geringe Helligkeiten angegebe- 
nen Verfahren wurde in ausgiebiger Weise Ge- 
brauch gemacht. Es sind im ganzen nur 13 Punkte 
- der Helligkeitskurve, die bestimmt wurden, und 
es wäre wohl am Platze gewesen, in der Nähe 
des Helligkeitsmaximums noch einige Punkte zu 
messen. Immerhin war es möglich, wie aus 
Fig. 30 ersichtlich ist, durch diese 13 Punkte 
ne Kurve zu ziehen, die einen durchaus regel- 
äßigen Verlauf nimmt. 
niedergelegt ist, wurde im vorigen Jahre von. 
ankommt, die Methode zu erläutern, so möge die 



ee 
“Ar i 1 
Sr ee = : Di eoskopie im Dienste der Photometrie. _ 755 
27. Reduktion der gemessenen Helligkeitskurve 
auf das Normalspektrum. 
Die im vorigen Abschnitt ermittelte Hellig- 
keitskurve für das Licht der Petroleumlampe hat 
hinsichtlich ihrer Form und der Lage des Maxi- 
mums nur Berechtigung für unseren mit den 
beiden Glasprismen ausgerüsteten Spektralappa- 
rat. Ein anderer Apparat mit anderen Prismen 
würde einen etwas anderen Verlauf der Kurve 
und eine etwas andere Lage des Maximums er- 
geben haben. Einen für alle Apparate überein- 
stimmenden Verlauf, der dann nur noch von der 
Strahlungsenergie der Lichtquelle und von der 
Empfindlichkeit des menschlichen Auges ab- 
hängig ist, erzielt man nur mit dem vom Gitter- 
spektroskop gelieferten Normalspektrum. 
Wir müssen also die von uns gefundene 
Kurve auf das Normalspektrum reduzieren. Um 
das zu tun, müssen wir wissen, wie groß in den 
einzelnen Spektralbezirken der einem bestimmten 
Wellenlängenintervall zugehörige Winkelwert der 
Mikrometerschraube ist. Diesen Winkelwert AU 
können wir weiter oben (Abschnitt 22) unserer 
ermittelten Wellenlängenskala entnehmen. Diese 
Kurve hatte als Abszisse die Wellenlängen der 
einzelnen Spektrallinien und als Ordinaten die 
diesen Wellenlängen zugehörigen Winkelwerte, 
diese gemessen durch die Angaben der mit einem 
Umdrehungszähler und einer hundertteiligen 
Trommel versehenen Mikrometerschraube M. Aus 
dieser in großem Maßstab angelegten Kurve ent- 
nehmen wir dann die einem bestimmten Wellen- 
längenintervall, z. BB A=10 uw zugehörigen 
Winkeldifferenzen A Ujouu. Wir tragen jetzt als 
Abszissen die Wellenlängen und als Ordinaten 
die Werte A Ujo uu auf, gleichen die Kurve graphisch 
aus und sind in der Lage, aus ihr für jeden Wert 
von A dea zugehörigen Wert A Ujouu abzulesen. Wie 
leicht zu sehen, nehmen diese Werte nach dem 
blauen Ende infolge der starken Dehnung dieser 
Teile im prismatischen Spektrum immer mehr ab. 
Ich sehe ganz davon ab, Zahlenwerte anzugeben, 
ihr Verlauf ist aus der in Fig. 30 wiedergegebe- 
nen Kurve zu ersehen. 
Da die in Trommelteilen der Mikrometer- 
schraube gemessene Spaltbreite von Ts für alle 
Teile des Spektrums gleich groß ist, so haben 
wir zum Zwecke der Reduktion die aus der 
Helligkeitskurve entnommenen Ordinaten einfach 
‘mit den der gleichen Wellenlänge zugehörigen 
Werten von AUjouu zu multiplizieren. Wir ver- 
sehen das Produkt dann noch mit einem Faktor, 
der von der Wahl des Wellenlängenintervalls AA 
und von den besonderen Eigenschaften des 
zur Erzeugung des Normalspektrums dienenden 
Gitterspektroskops abhängt, im übrigen aber will- 
kürlich gewählt werden kann, da von seiner Wahl 
die Lage des Helligkeitsmaximums im Normal- 
spektrum nicht weiter berührt wird. Wir geben 
dieser Konstanten den Wert 7,1 und erzielen 
97 


Ba a ot A air 
a I al ad VF aa 

IRRE RN 
Ge A Na ii a "| . 



