

758 
zur Genüge aus Fig. 31 zu ersehen. Der den Pro- 
dukten hinzugefügte Zahlenfaktor 60 ist beliebig 
gewählt worden. 
In erheblich größerem Maßstabe wurden dann 
dieselben Zeichnungen noch einmal für das sicht- 
bare Spektrum ausgeführt. Es wurden wiederum 
die Werte für E und A Ujouu, die gleichen Wellen 
längen entsprechen, den Kurven entnommen und 
ihre Produkte zur Konstruktion auch dieses 
Teiles der normalen Energiekurve E„ benutzt. 
Das Ergebnis ist aus Fig. 32 zu ersehen. Der 
Zahlenfaktor 20 wurde beliebig gewählt. 
So kennen wir also jetzt die normale Energie- 
kurve innerhalb des sichtbaren Spektrums und die 
normale Sichtbarkeitskurve. Die Quotienten der 
den gleichen Wellenlängen entsprechenden Werte 
dieser beiden Kurven liefern uns dann die soge- 
nannte Empfindlichkeitskurve des Auges. Um 
die Maximalwerte der beiden Kurven Sichtbarkeit 
und Empfindung auf die gleiche Höhe zu bringen, 
wurde der Quotient noch mit dem Zahlen- 
faktor 9,26 versehen. Ich unterlasse es auch hier, 
die Tabellen selbst wiederzugeben, die nach den 
Rechnungen gezeichnete Kurve in Fig. 32 möge 
genügen. Wir sehen, das Maximum der Empfin- 
dung liegt weiter nach dem blauen Ende des 
Spektrums zu bei ungefähr 560 bis 565 pu, ein 
Wert, der sehr nahe mit dem auf anderem Wege 
für das Empfindlichkeitsmaximum gefundenen 
Werte übereinstimmt. 
29. Helligkeitsmessungen im diskontinuierlichen 
Spektrum. 
Hier ist das von uns für Helligkeitsmessungen 
an einem kontinuierlichen Spektrum benutzte 
Verfahren selbstverständlich nicht zu gebrauchen. 
Wir müssen uns nach einem anderen Verfahren 
umsehen. 
Dieses Verfahren besteht darin, daß wir den 
linken Apparat auf die hinsichtlich ihrer Hellig- 
keit als Einheit zu wählende hellste Spektrallinie, 
z. B. auf die grüne Linie der Quecksilberbogen- 
lampe, den rechten Apparat auf die mit ihr zu 
vergleichende schwächere Linie desselben Spek- 
trums einstellen und dann den Spalt 7, links so- 
weit verschmälern, bis die anfangs kreisende Be- 
wegung der Marke links herum in eine gerad- 
linige übergeht. Der Messung muß natürlich 
auch hier die Nulleinstellung des Apparates 
vorangehen. Sie ist in der Weise vorzunehmen, 
daß bei Einstellung beider Apparate auf die 
gleiche Spektrallinie und bei Einstellung beider 
Spalte 7, auf die gleiche Spaltbreite die Lage der 
beiden vor den Spalten 7, befindlichen Matt- 
scheiben so zueinander reguliert wird, daß die Be- 
wegung der Marke als eine geradlinige erscheint. 
Um sicher zu sein, daß die Spektrallinie auch 
voll von dem Durchlaßspalt 73 aufgenommen 
wird, legt man das Doppelfernrohr durch Drehen 
um eine am unteren Ende des Trägers. ange- 
brachte Vertikalachse (siehe Fig.28) zur Seite 
Pulfrich: Die. sopmkpncS im Dienzte der Photometrie. 





























und betrachtet das in T3 auachermende Spa. 
mit der hierfiir vorgesehenen Vorschlaglupe. 
Die Einstellung des Spaltes 7; links auf 
radlinigkeit der Bewegung des Raumbildes 
vom Beobachter selbst vorgenommen werden. Di 
hierzu dienende Handhabe mit Schnurlaufübe: 
tragung — siehe Fig. 28 — ist so gelegt, daß 
bequem mit der auf dem Tisch ruhenden lin! 
Hand des Beobachters erreicht werden kann. Di 
Ablesung der eingestellten Spaltbreite hat d re 
einen Gehilfen zu erfolgen. Selbstverstandli 
besteht auch hier der Wunsch, die mit dem $ 
T; vorgenommene Messung dureh Vertauschen de 
beiden Spektrallinien und durch Verschmälern 
des Spaltes 7; rechts zu wiederholen. Man kann 
das machen, wenn man die Mikrometerschraube 
des Spaltes 71 rechts ebenfalls mit einer Hand- 
habe und Schnurlaufübertragung versieht, wie 
für 7, links vorgesehen ist. Ich habe hee 
dem vorliegenden Apparat darauf verzichtet 
zu tun, da man sich auch in anderer Weise helfen 
kann, und zwar in der Weise, daß man den a 
die hellere Spektrallinie eingestellten Spalt 
rechts so einengt, daß die Helligkeit rechts ge- 
ringer ist als die links. Der Helligkeitsausgleich 
hat dann wiederum durch Einengung des linken 
Spaltes 7, zu erfolgen. Das Verhältnis der beiden 
Spaltbreiten liefert dann das Verhältnis der 
beiden Helligkeiten. Be! 
Ist der Helligkeitsunterschied der einzelnen 
Spektrallinien sehr groß, wie z. B. bei den vier 
Spektrallinien der Quecksilberbogenlampe, 
kann hier wie oben bei der Ausmessung des ko 
tinuierlichen Spektrums die Messung sehr licht- 
schwacher Spektrallinien auch in der Weise 
folgen, daß man nicht die hellste, sondern « 
nn bereits gemessene Linie zum 
gleich heranzieht. 
Die auf diese Weise durch Herrn N: 
gemessenen Helligkeitswerte der vier Spekt 
linien des Quecksilberlichtes sind in der nacl 
stehenden Tabelle III angegeben. : 
Tabelle III. 
Sichtbarkeit der Linien 
des Quecksilber -Spektrums - 
gemessen mit dem Stereo - Spektral-Photometer. 
a oa 4 ] 
436 499 546 pase. 
4 2 O53 4S 200 mae 
ts 
200 3 | 
Noch auf einen Punkt möchte ich hier au 
merksam machen. Beim kontinuierlichen | 
trum mußten wir, wie oben gezeigt wurde, die 
duktion der gemessenen Helligkeitskurve auf. 
Normalspektrum vornehmen. Das habe 
