

‘° hier nicht nötig, denn die für unser diskontinuier- 
liches Spektrum ermittelten Verhältniszahlen der 
 Helligkeiten der einzelnen Spektrallinien sind 
von der Wahl der dispergierenden Prismen un- 
abhängig. Sie würden, den Verlust durch Ab- 
‘sorption und Reflexion in den verschiedenen Ap- 
paraten als gleich vorausgesetzt, auch die gleichen 
bleiben, wenn wir unseren Apparat unter Be- 
nutzung von zwei Gitterspektroskopen aufgebaut 
hätten. 
Zum Schluß endlich teile ich nachstehend noch 
das Ergebnis einer Messungsreihe mit, die Herr 
stud. Huß vom Physikalischen Institut der Uni- 
versität Jena gleich zu Beginn einer größeren mit 
dem Stereo-Spektral-Photometer in Angriff ge- 
nommenen Untersuchung auf meine Bitte und 
nach erfolgter Anleitung ausgeführt hat. Sie be- 
trifft den Helligkeitsvergleich der Flamme des 
beim Refraktometer vielfach benutzten Löweschen 
Natriumbrenners (Bimssteinplättchen, getränkt 
mit einer Schmelzung von salpetersaurem Na- 
trium) mit dem Spektrallicht einer durch den In- 
duktionsstrom zum Leuchten gebrachten Heliwm- 
| röhre. a 
|  Unmittelbar vor r dem Spalt Tı rechts befindet 
sich die Natriumflamme, unmittelbar vor dem 
| Spalt T, links die dem Spalt parallel gestellte 
' Kapillare der Heliumröhre. Die vorherige Ein- 
1 stellung des Spaltes T, rechts geschieht immer so, 
| daB nach erfolgter Einstellung auf Geradlinigkeit 
| der Bewegung des Raumbildes mit Hilfe der Mi- 
-krometerschraube für den Spalt 7Tı links dieser 
von der Breite der leuchtenden Kapillare voil 
“ausgefüllt war. Es wurde erhalten: 
- Wellenlänge (un). . He501 He588 Na589 He668 
_ Helligke srhaltie. 1 Ve 05 
Allzuhoch darf die Genauigkeit dieser Verhältnis- 
| zahlen nicht bewertet werden, da die Einstellung 
| auf Geradlinigkeit der Bewegung des Raumbildes 
durch das beständige Flackern der Natrium- 
_ flamme beeinträchtigt wird und auch von der 
| Tiefe der strahlenden Flamme abhängt. 
Auch noch eine andere Erscheinung macht 
| sich hier bemerkbar. Denn infolge des inter- 
mittierenden Lichtes der Heliumröhre ist die 
Bahn der im Raume sich drehenden Marke keine 
geschlossene mehr. An ihre Stelle tritt eine Reihe 
von leuchtenden Einzelmarken, deren Abstand 
‘voneinander von der Geschwindigkeit der Marken- 
bewegung und von der Zahl der Unterbrechungen 
des Induktionsstromes abhängt. Die Versuche 
haben allerdings ergeben, daß dieser Umstand das 
Erfassen der geradlinigen Anordnung der ein- 
zelnen Markenbilder kaum beeinträchtigt. 
Die gefundenen Verhältniszahlen für die drei 
Linien des Heliumspektrums hätten natürlich 
‚auch in der Weise bestimmt werden können, daß 
‘man vor den Spalt T, rechts an Stelle der 
| Natriumflamme eine zweite Heliumröhre setzt. 
| Nur muß man dann, und das-gilt 
; | aed auch fiir den Vergleich der on Ca 
| 
| 


































‘Pulftich: Die Seascuskonts im 1 Dienste der Photometrie. 
in gleicher © 
759 
verschiedenartiger Geißlerscher Röhren, darauf 
achten, daß nur ein Induktionsapparat benutzt 
wird und die Röhren hintereinander in die Lei- 
tung eingeschaltet werden, weil jede Zeitdifferenz 
der beiderseitigen Unterbrechungen das Raumbiid 
der kreisenden Marke beeinflußt. 
Schlußbemerkungen. 
Mit den vorstehend beschriebenen Messungen 
ist nur erst der Anfang in-der Verwertung der 
neuen Methode und der ihr dienenden Apparate 
gemacht worden. Es wird noch sehr viel zu tun 
geben, ehe das ganze Arbeitsgebiet erschlossen vor 
uns liegt. Ich muß leider auf eine Fortsetzung 
dieser Messungen verzichten, weil ich mich doch 
nur als einäugiger Zuschauer an _ diesen 
Messungen beteiligen kann, nachdem das Stereo- 
Spektral-Photometer soweit durchgearbeitet ist, 
daß die Messungen mit ihm auch ohne meine Mit- 
arbeit weiter fortgesetzt werden können. Auch 
glaube ich, daß die Messungen selbst nur dadurch 
gewinnen werden, daß der Beobachter, der sie 
ausführt, selbst die Resultate seiner Messungen 
mitteilt und dafür auch die Verantwortung über- 
nimmt. Daher ist das vorbeschriebene Versuchs- 
instrument des Stereo-Spektral-Photometers dem 
physikalischen Institut der Universität Jena über- 
lassen worden, welches dann später über den 
Fortgang der Untersuchungen weiter berichten 
wird. 
Auf eine bei der Neukonstruktion des Stereo- 
Spektral-Photometers zu berücksichtigende Neu- 
einrichtung des Apparates möchte ich allerdings 
noch kurz hinweisen. Sie besteht darin, daß man 
die beiden dispergierenden Prismen des einen oder 
des anderen Apparates zum Auswechseln gegen 
dispersionslose Reflexionsprismen einrichtet. 
Diese Prismen lassen sich so gestalten, daß die — 
Verluste, die die Lichtstrahlen durch Reflexion 
an den Außenflächen und durch Absorption im 
Glasinnern erleiden, für beide Arten von Prismen 
angenähert gleichgroß sind. Mit einem solchen 
Apparat können wir dann nach Belieben einmal 
wie bisher arbeiten, dann aber auch so, daß wir 
dem einen Auge jeden beliebigen Spektralbezirk 
oder jede Spektrallinie einer Lichtquelle, dem an- 
deren Auge aber das spektralunzerlegte Licht der- 
selben oder einer anderen Lichtquelle zuführen, 
so daß damit die Aufgabe in Angriff genommen 
werden kann, die Helligkeiten der einzelnen 
Teile des Spektrums als Bruchteile der gesamten 
Helligkeit dieser oder einer anderen Lichtquelle 
zu bestimmen. Es ist sicher, daß eine derartige 
systematische Untersuchung sowohl in physikali- 
scher als auch in physiologischer Hinsicht noch 
manche interessante Tatsache zutage fördern 
wird. 
Auch wird man der Beantwortung der Frage 
näher treten können, wie sich die übrigen oben 
erwähnten Methoden der heterochromen Licht- 
messung (Methode der Pupillenreaktion, der Seh- 
schärfenmethode und der Flimmermethode) in 
98 

