
ER os . 
x i Er ne 
By vird dabei mit Recht darauf hingewiesen, daß ein 
 4100-Fuß- (30,5 m) Basisentfernungsmesser erfolgreich 
in Wettbewerb treten kann mit einem (Zweistationen-) 
_ Langbasisentfernungsmesser von einer Meile Basis, 
weil die Beobachtungsgenauigkeit beim Basisent- 
fernungsmesser infolge der Vereinigung in einem 
Bildfeld wesentlich größer ist als bei zwei getrennten 
Stationen. Außerdem ist im letzteren Falle nicht 
immer die Verständigung möglich bezüglich des ge- 
wählten Zielpunktes; und es können beim Zwei- 
 stationenentfernungsmesser eher Störungen durch 
atmosphärische Einflüsse vorkommen, weil beim Ab- 
stand der beiden Strahlenbündel an den Basisenden 
von der Größe einer Meile Unterschiede viel eher 
möglich sind als bei 30,5 m Basis. Außerdem ist ein 
Zweistationenentfernungsmesser teurer einmal wegen 
der Verdoppelung der Anlage und dann wegen der 
Notwendigkeit der elektrischen Verbindung zwischen 
den beiden Stationen. 
a In der vorliegenden Arbeit wird nun von French 
_ ein von der Firma Barr &\Stroud, Glasgow, gebauter 


ay _ Basisentfernungsmesser mit 100 Fuß Bass beschrieben. 
Abbildungen 
Von den 11 geben wir zwei wieder. 
Fig. 1. 









Bi G 
I 
Die b.g. 1 zeigt den äußeren Aufbau dieses Ent- 
 fernungsmessers, der auf einem Gleise von 50 Fuß 
Durchmesser nach allen Richtungen in der Horizon- 
talen drehbar ist. Ein außerhalb des Beobachtungs- 
 hauses stehender Beobachter, der einen 80 cm-Ent- 
 fernungsmesser benutzt, gibt auf dem Bilde eine An- 
 schauung von den Größenverhältnissen. Bemerkt sei 
noch, daß die größte Basislänge der bisher benutzten 
 Entfernungsmesser mit Basis im Instrument ‚10 m 
war. Wie man schon aus der Fig. 1 bei genauerem 
 Zusehen erkennt, ist dieser 100-Fuß-Entfernungs- 
_ messer ein Instrument von außerordentlich verwickel- 
tem mechanischem Aufbau. Man erkennt zunächst als 
- Grundlage des Gerüsts ein Quadrat mit seinen Diago- 
nalen, die selber wieder ein Gitterwerk bilden. Die 








Beobachtungshauses und der drei Beobachter nebst 
- einem Teil des Gewichtes der radialen (diagonalen) 
Glieder, während das Hauptgewicht des Entfernungs- 
messers durch Vermittlung von zwei Kandelabern 
(und der beiden Rollen an den beiden anderen 
adratecken) von dem kreisförmigen Gleise aufge- 
nommen wird. Unter jedem der beiden Kandelaber 
- befindet sich ein Rollwagen mit zwei Rädern, die auf 
ö dem Geleise rollen. Der Antrieb erfolgt auf das größere 
2 er beiden Räder, das etwa % der auf dem Kandelaber 
 ruhenden Last aufnimmt. Der Antrieb für das 
oe Vehmen der Horizontalrichtung erfolgt durch einen 
El ktromotor in Verbindung may einem Getriebe 

"Mittelluagen aus verschiede n Cobictsn. 

Mitte dieses Gerüsts trägt nur das Gewicht des . 
819 





(Williams Janny variable speed oil transmission gear), 
das verschiedene Geschwindigkeiten und Umkehr der 
Bewegungsrichtung einzustellen gestattet. Die maxi- 
male Geschwindigkeit ist 180° pro Minute, die 
minimale noch sicher festgestellte Geschwindigkeit 
% Winkelminute pro Zeitminute, also 4/oig00 der maxi- 
malen Geschwindigkeit. Durch zwei Handräder kann 
unabhängig von dem Eiektromotorantrieb und wäh- 
rend dessen Wirksamkeit eine Maximalgeschwindig- 
keit von 20° pro Minute gleichgerichtet oder ent- 
gegengesetztgerichtet zur elektromotorisch erzielten 
Geschwindigkeit erreicht werden. Außerdem kann 
dieser Handantrieb als Notbehelf dienen beim Ver- 
sagen der elektrischen Stromquelle. 
Das Außenrohr des Entfernungsmessers hat 14 Zoll 
(etwa 35 em) Durchmesser und besteht aus fünf durch 
geeignete Kuppelungen miteinander zu verbindenden 
Teilen. Es ist in acht Lagerstellen in Kugellagern 
gelagert, wobei dafür gesorgt ist, daß Beobachtungen 
von 10° Geländewinkel nach abwärts bis 70° Ge- 
ländewinkel nach oben möglich sind. Diese Einstellung 
auf Geländewinkel (Elevation) ist ohne großen Krait- 
aufwand möglich entweder durch Antrieb mittels 
Äußere Ansicht des Entfernungsmessers. 
Nach Fig. 1 S. 177 von Nr. 3 der Transactions of the Optical Society.) 
eines Handrades oder durch Umfassen eines Wellen- 
stumpfes mit 25.mm Durchmesser. Die acht Lager 
des Entfernungsmessers sind befestigt an einem Gitter- 
werk und dieses wieder an den beiden schon genannten 
Kandelabern. Durch geeignete Verteilung der bei der 
Elevationseinstellung auf den Entiernungsmesser wir- 
kenden Kräfte wurde erreicht, daß sich die beiden 
Entfernungsmesserhälften nicht gegeneinander ver- 
drehen. Infolgedessen konnte darauf verzichtet wer- 
den, den beiden zugehörigen Antriebswellen verschie- 
dene dem. Unterschied der beiden Umdrehungen ent- 
sprechende Drehungen zu erteilen. 
Lassen also die vorstehend gegebenen Andeutungen 
des mechanischen Aufbaus erkennen, daß dieser recht 
große konstruktive Mittel erforderte, so waren bei 
dem optischen Aufbau des Entfernungsmessers weniger 
Schwierigkeiten zu überwinden. 
~ Wie es schon bisher bei allen bekannten größeren 
Basisentfernungsmessern üblich war, sind statt- der 
Endprismen an den Basisenden Winkelspiegel mit 
zwei Reflexionen angeordnet, Auch die einschaltbaren 
Vorrichtungen zur Erzeugung von Astigmatismus, 
also zur Verwandlung des Bildpunktes in eine, Bild- 
linie senkrecht zur Basis beim Anmessen von Licht- 
punkten sind die bisher üblichen. Besonderheiten 
bei diesem großen Entfernungsmesser sind das Okular- 
prisma (siehe Fig. 2) und die Anordnung des Drehkejl- 
paares an einer sonst nicht üblichen Stelle, 
ee Be es. UP tare 

