


850 Mitteilungen aus verschiedenen Gebieten. 
Infolge der großen Basis hätte man die Winkel- 
spiegel an den Basisenden sehr groß annehmen müssen, 
um «die mit der Verwendung eines nicht “übermäßig 
langen astronomischen Fernrohre (mit Umkehr- 
prismen) und dem großen Abstand. zwischen Basis- 
ende und Fernrohrobjektiv verbundene Gesichtsfeld- 
verkleinerung zu vermeiden. Oder aber man hätte 
wie bei den Sehrohren in jeder Entfernungsmesser- 
hilfte statt eines Fernrohrs zwei oder gar drei 
Fernrohre hintereinander schalten müssen. Barr & 
Stroud haben deshalb aus der Not eine Tugend ge- 
macht und dem Entfernungsmesser nur das kleine 
Gesichtsfeld gegeben, das aus dem sonst bei großen 
Basisentfernungsmessern vorkommenden Winkelspiegel- 
durchmesser und der Basislänge folgt. Das Gesichtsfeld 
beträgt also nur 17’ (Winkelminuten) bei 28facher Ver- 
größerung. Um aber die Schwierigkeiten, die sich beim 
Arbeiten mit einem solch kleinen Gesichtsfeld ergeben, 
zu umgehen, ist als Sucherfernrohr (siehe hierzu die 
Bemerkungen am ‚Schlusse des Berichts) ein drittes 
Fernrohr mit der gleichen Vergrößerung wie die Ent- 
fernungsmeßgesichtsfelder hinzugefügt worden derart, 
daß das Gesichtsfeld dieses Sucherfernrohrs (sein Ob- 
CG 
EE SSO oe 
mie 
Aufriß Seitenansicht 

: Grundriß 
Das Okularprisma (die beiden oberen Bilder 
Aufriß und Seitenansicht, das untere Bild Grundriß) 
Fig. 2. 
zur Vereinigung der drei Gesichtsfelder in einem 
Okularbildfeld. (Nach einem Teil der Fig. 11, S. 186 
von Nr. 3 der Tramsactions of the Optical Society.) 
jektiv liegt etwa in der Mitte der Entfernungsmesser- 
basis) die beiden kleinen Gesichtsfelder, die nur 17’ 
Seitenausdehnung haben, umgibt!); es beträgt 1° 30’ 
und bietet ebenfalls 28fache Vergrößerung. Außer der 
28fachen Vergrößerung sind für diese drei Gesichts- 
felder gemeinsam Vergrößerungen 20fach und 16fach 
einschaltbar. Die Messung erfolgt im übrigen nach 
den gleichen Grundsätzen wie bei den bekannten 
1) Der Vollständigkeit halber füge ich den ersten 
Patentanspruch des am 30. 10. 1916 angemeldeten eng- 
lischen Patentes 135 223 von Barr & Stroud bei, er 
lautet: „In self-contained base rangefinders having, com- 
paratively long bases working on the coincidence prin- 
ciple, the provision of a triple telescopic system for 
the viewing eye, the right and left band rangefinding 
telescopes being arranged to form small fields of view 
with the usual separating; line between them, while 
the extra telescope furnishes a large field of view 
surrounding or adjacent to the former pair of fields.“ 
2) Ein Drehkeilpaar enthält zwei Prismen, die um 
die optische Achse um gleiche, aber entgegengesetzt 
gerichtete Winkel verdreht werden können, so da im 
Hauptschnitt des Entfernungsmessers Ablenkungen der 
Ziellinie hervorgebracht werden können zwischen Null 
und einem Höchstbetrag. Eine eingehende Theorie des 
Rochon-Herschelschen Drehkeilpaares hat H. Erfle in 
Zeitschr. f. Physik 1920 1, 57—81, 270, gegeben. 
| Die Natur- 
Koinzidenzentfernungsmessern (Schnittbildentfernungs- 
messern); und zwar wird von den beiden am meisten 
angewandten Mitteln — entweder längs der optischen 
Achse verschiebbares Prisma zwischen dem Objektiv 
und dem Okularprisma oder ein Drehkeilpaar?) zwi- 4 
schen einem Winkelspiegel und einem Objektiv — 
hier das Drehkeilpaar (jedes seiner Prismen ist 
aus zweien zusammengesetzt) dazu benützt, um in der 
einen Entfernungsmesserhälfte die Ziellinie so abzu- 
lenken, daß die von den beiden Entiternungsmesser- 
hälften herrührenden Bilder an der Trennungslinie 
sich ineinander fortsetzen. Dabei wird das Drehkeil- 
paar im Gegensatz zu den bisher bekannten An- 
ordnungen nicht Be am Objektiv (d. h. in Ver- 
bindung mit dem eigentlichen Innenrohr des Ent- 
fernumgsmessers) , Sr nahe am Winkelspiegel an- 
gebracht, 
beim Vorkommen von ‚größeren Zielparallaxenunter- 
schieden ausreicht. Es muß dann allerdings sorg- 
fältig auf ‚Ausschaltung des toten Ganges zwischen 
he und Drehkeildrehung geachtet 
werden. Günstig in diesem Sinne wirkt es, daß der 
Welle, welche die Verbindung zwischen den beiden 
Teilen herstellt, eine große Anzahl von Umdrehungen x 
zwischen ihren beiden Grenzlagen gegeben wurde. 
Die Fig. 2 gibt Aufriß, Grundriß und SeitenriB des 
Okularprismas, das für einen zum Entfernungsmesser- 
hauptschnitt geneigten Einblick bestimmt ist. Ent- 
sprechend der Kieinheit des Entfernungsmesserge- 
sichtsfeldes in bezug ‘auf das Suchergesichtsteld 
nimmt das zu den beiden Entfernungsmessergesichts- 
feldern gehörende Biprisma, das an der (unteren) 
Reflexionsfliche des -oberen Okularprismenteils be- 
festigt ist, nur einen kleinen Raum ein, Zum oberen 
Okularprismenteil (das ist also ein zweifach spiegeln- 
des Prisma mit senkrechtem Hauptschnitt) gehören 
noch ein. Objektiv und ein Porrosches Umkehrprisma. 
Von Interesse ist noch, 
damit die Größe des Winkelspiegels auch 
wissenschaft p 
+ 
daß drei Personen zur — 
Bedienung des Entfernungsmessers notwendig; sind, 
die in dem Beobachtungshäuschen, das auf Fig. 1 er- | 
sichtlich ist, Platz finden. Der eine stellt den Ent- 
fernungsmesser auf den richtigen Geländewinkel ein und 
sorgt dauernd für Koinzidenz der beiden Bilder des ver- 
folgten Ziels, der zweite bedient die Folgezeigereinrich- 
tung und damit die automatische Weitergabe der ge- 
messenen Entfernungen an die Feuerleitungsstelle, der 
dritte bedient den Antrieb für das Nehmen der Hori- 
zentalrichtung und benutzt ein besonderes Fernrohr. 
Solange wie der Elektromotor läuft, wird dadurch 
trockene Luft durch den Entfernungsmesser geleitet. 
Der Entferungsmesser wurde achtzehn Monate lang 
erprobt. Es wird das Ergebnis einer amtlichen Prüfung 
mitgeteilt für Entfernungen zwischen etwa 5500 und 
31000 m. Die Differenzen zwischen der wahren Ent- 
fernung und dem Mittelwert aus drei Entfernungs- 
_messungen entsprechen einem Fehler des paralinien 
schen Winkels von höchstens 0,27 Winkelsekunden, 
während 0,68 Sekunden zugelassen waren. Bei 31 oo 
Entfernung war der Entfernungsfehler 17 m. 
0,27 Winkelgekuedten parallaktischem Fehler ent- 
Arche (infolge der Vergr. 28) einem Einstellungs- 
fehler des Auges von 0,23 X 28=7,6 Sekunden. 
Zum Vergleich seien noch einige aus der bekannten 
Formel: ; 
pede 
ee ee an ee 
A © + b+ 206 000 
berechnete Entfernungsmeßfehler mitgeteilt für {= 10", 
» = 28 und 6=0,8 m, 10 m, 30,5 m bei den Bateman. 
gen 5000 m, 10000 m, 15.000.m, 20000 m, 30000 m: 
Nes ee i, 
a 
se a 
eat eS 
‘se ae 
