




































el in München); ein. Vertikalkreis von 
ung und 2,5 m Brennweite (Mechanik von 
f in Berlin, Optik von Steinheil in München) ; 
ographischer Doppelrefraktor (Astrograph) von 
_photographischer, 30 em visueller Öffnung und 
Brennweite (Toepfer, Steinheil); ein Spiegel: 
von Sg em Offnung und 53 m Brennweite 
isn -dessen ome vorziiglich ist; ein 
ezeichneter Steinheilscher Romdieucher von 
n Öffnung und nur 70 cm Brennweite; ein großer 
rscher MeBapparat: fiir photographische Aufnah- 
ne große Zahl von Pendeluhren von Riefler, Max 
r (Glashütter Fabrikation) u. a. für Beobach- 
wecke und Zeitdienst. ° = - 
m dem Astrographen fehlt in der Hauptsache 
der Beobachtungsstuhl und ein vorgesehenes 
s photographisches Objektiv von ebenfalls 40 em 
ung für den dritten Strahlengang des dreiteiligen 
bus. Das Spiegelteleskop steht erst in der Ri 
tage. Die Feinmechanik, die letzte Retusche des 
gels, die für das Instrument vorgesehenen Spektro- 
2 phen und wesentliche Teile der Beobachtungsbühne 
Der role Refraktor, ‘der Astrograph und der 
m-Refraktor sind in den drei Kuppeln des Haupt- 
udes der Sternwarte eo das -Spiegel- 
ppelgebäuden, die Mertätiufnstreriänte ebenfalls in 
rten, halbzylinderförmigen, nach modernen Ge- 
tspunkten errichteten Meridiangebäuden. Die Be- 
chtung mit dem großen Refraktor wird durch eine 
bebühne von 44 m Hubhöhe erleichtert, die die 
Grundfläche der großen Mittelkuppel einnimmt. 
Ben, unbequem zu handhabenden und. wesentlich 
ere Dimensionen der Kuppel verlangenden Beob- 
kungsstuhles vermieden, indem alle Beobachtungen 
usagen von ebener Erde aus gemacht werden können. 
ie Kuppeln und die Hebebühne sind von der Firma 
ausgeführt worden. 
"Das: Hauptgebäude beherbergt ee den drei Re- 
uktoren die Arbeitsräume, die Bibliothek, die Dun- 
| kammern, Laderäume, die Mechanikerwerkstatt, 
en Uhrenkeller usw. Die drei Meridiangebäude sind 
im wesentlichen gleich. Zwei,derselben liegen 
ander, zwischen ihnen ein isolierter heizbarer 
enthaltsraum für die Beobachter, elektrische An- 
_usw., darunter der zweite, völlig abgeschlossene 
käller" für die Hauptuhren. Das dritte Mertdians 
de mit dem Pistor und Martinsschen Kreise liegt 
; abseits von den beiden anderen. Das Gebäude 
iegelteleskops liegt ziemlich entfernt von den 
ebäuden im Aigwertlieken Teil des Grund- 
£ ußer dem Kuppelraum enthält es ein kleines 
atorium | fiir die Versilberung des Spiegels, eine 
kammer und Kellerriiume Für eine Heizanlage 
etwa noch nötig werdende maschinelle Anlagen 
Temperierung des großen Spiegels). 
Heizung des Hauptgebäudes und der meisten 
äuser erfolgt von einer Zentrale im Nordosten 
in Potsdam, Optik von Rein- : 
diese Vorrichtung wird die Notwendigkeit eines — 
stigen Instrumentalkonstanten war 
B, die Meridiangebiiude von der Firma Gebauer in — 
stiickes ‚aus mittels Eng asseranlage. Stö- — 
ee ungen; ern BR 73 
rende Kouchentwiekling 
vermieden. 
Die geographischen Koordinaten der Sternwarte 
sind für den Standort des großen Refraktors: Länge 
östlich von Greenwich (Transit Circle) 0» 59m 95,495, 
Polhöhe + 52° 24’ 24,277, Meereshöhe 82,5 m 
~ Die Uhrenanlage dient außer den wissenschaftlichen 
Beobachtungen der Sternwarte dem öffentlichen Zeit- 
dienst. Da die Einrichtung im wesentlichen die gleiche 
wie auf der alten Sternwarte ist, so erübrigt sich ein 
näheres Eingehen. Erwähnt sei nur, daß eine drahtlose 
Einrichtung zum Abhören der Zeitsignale in Nord- 
deich, Nauen und Paris geschaffen wurde, die jedoch 
mit Kriegsbeginn außer Betrieb gesetzt werden mußte, 
' Der eingehenden Besprechung der Hauptinstrumente 
sei folgendes entnommen: Das Toepfersche Durchgangs- 
instrument ist bereits zu einer größeren Fundamental. 
reihe benutzt und als vorzüglich "erprobt worden. Das- 
Selbe gilt von dem in erster Linie ebenfalls zu Fun- 
damentalbeobachtungen bestimmten Wanschaffschen 
Vertikalkreis, der auch eine Horrebow-Talcott-Einrich- 
tung für. Polhöhenuntersuchungen besitzt. Das Durch- 
gangsinstrument ist mit unpersönlichem Mikrometer 
mit Motorbetrieb. versehen. Der alte Meridiankreis 
ist auf diese Weise völlig 
- hat ein unpersönliches Mikrometer ohne Uhrwerk; er 
dient Zonenbeobachtungen. Gegenwärtig werden mit 
ihm die Örter der Anhaltsterne für die Potsdamer pho- 
tographische Zone festgelegt. 
- Der große Refraktor ist in erster Linie zu Mikro- 
metermessungen an Satelliten, kleinen Planeten, Dop- 
pelsternen, Kometen, Planetenoberflächen und dergl. 
bestimmt, daneben aber auch zu Beobachtungen mit 
einem unpersönlichen Mikrometer und zur photogra- 
phischen Aufnahme mittels Gelbfilter auf orthochro- 
matischen Platten. Zu letzterem Zweck dient eine 
Kamera mit Leitmikroskop. Es ist auch eine Kor- 
rektionslinse für photographische Zwecke vorhanden, 
- die jedoch nur ein kleines brauchbares Gesichtsfeld 
liefert. Die Untersuchung des Instrumentes, das schon 
seit einigen Jahren im Betrieb ist, hatte ein recht be- 
friedigendes Ergebnis. 
gefallen, die Stabilität der Aufstellung und der son- 
bisher durchaus 
zufriedenstellend. Die Schraube des Fadenmikrometers 
hat sehr kleine periodische und fortschreitende Fehler. 
Die Nachführung des Fernrohres durch das Uhrwerk 
(Reibungsregulator und Sekundenkontrolle) war bis- 
weilen noch Störungen ausgesetzt, die mit den Kriegs 
verhältnissen (mangelhaftes Schmiermaterial) zusam- 
menzuhängen scheinen. 
Der Astrograph ist erst seit kurzem in Tätigkeit. 
Die Optik ist sehr gut gelungen, die mechanische Aus- 
führung bis auf die reichlich große Biegung der De- 
klinationsachse ebenfalls. Letztere rührt wahrschein- 
lich von der Führung der Deklinationsachse in Kugel- 
lagern her; jedoch ist die Justierung noch keine end- 
eültige und- daher eine Verringerung der Biegung viel- 
leicht ohne größere Umänderungen möglich. 
Der 30 em-Refraktor wird ausschließlich zu licht- 
elektrischen Messungen benutzt. Das Zeißsche Objektiv ist 
von ausgezeichneter Beschaffenheit, ebenso die Repsold- 
sche Montierung. Das Instrument ist bereits früher in 
Berlin anläßlich größerer Mikrometerreihen, die mit 
demselben ausgeführt wurden, genauer untersucht wor- 
den. Der gegenwärtig an ihm befindliche lichtelek- 
trische Apparat ist schon an anderer Stelle beschrieben. 
Das Spiegelteleskop von Zeiß ist noch nicht in Be- 
trieb. Es soll in erster Linie spektrographischen Ar- 
Das Objektiv ist sehr gut aus- - 
PRE 
