





















































üblichen lien nur wenig Betefaubt, len 
ersten Vorgang, er Gasaustritt, kann der Fabri- 
‘kant einschränken, wenn er bei der Herstellung 
die Röhren auf höhere Temperatur bringt, als 
| sie später im Betrieb haben. Der zweite Vorgang 
© zwingt dazu, während des Gebrauches Gas in die 
Röhre hineinzulassen oder in ihr zu entwickeln. 
' Demgemäß unterscheidet man äußere und innere 
_,,.Regeneriervorrichtungen“. Zu jenen gehört vor 
‚allem die von Villard angegebene Osmo-Regulie- 
rung, bei der durch ein glühendes Palladium- 
‘rohrchen Wasserstoff in die Röhre diffundiert. 
Weiter ist hier aufzuzählen das sogenannte 
" Bauerventil, welches im wesentlichen aus einem 
‚ feinperigen Tonpfropfen besteht, der normaler- 
weise von einer Ouscksilberschicht überdeckt ist, 
ee den aber Luft hindurchtreten kann, wenn 
“man den Quecksilbertropfen wegschiebt. Bei 
der” inneren Regenerierung befinden sich im 
a Röntgenrohr Körper wie Kohle oder Glimmer 
oder auch früher Atzkali (schon von Crookes an- 
gewandt, von Queen zuerst an der Röntgenröhre 
angebracht), welche beim Erwärmen Gase ab- 
= geben. Diese Erwärmung kann, wie bei der 
äußeren Regenerierung, willkürlich von Hand 
geschehen, indessen ist es besonders vorteilhaft, 
” die Einrichtung so zu gestalten, daß sich die 
"Röntgenröhre automatisch regeneriert. Den 
ersten Schritt hierzu hat Queen getan, indem er 
ur Erwärmung seines Ätzkalis Kathodenstrahlen 
erwendete, die in einem zweiten Rohr, welches 
an das erste angeblasen und ihm elektrisch über 
eine einstellbare Funkenstrecke parallel geschal- 
>t war, dann und nur dann erzeugt wurden, wenn 
as Vakuum der Röntgenröhre zum ordentlichen 
- Betrieb nicht mehr ausreichte. In diesem Fall 
-wurde-die Funkenstrecke überschlagen. Die im 
zweiten Rohr nun entstehenden Kathodenstrahlen 
rwärmten das Ätzkali, welches. dabei Gas an die 
öntgenröhre abgab, die dadurch wieder in Be- 
' trieb kam. Sowie dies geschah, hörte im Hilfs- 
' rohr die Entladung und damit die Gasentwick- 
lung auf. Nach diesem Vorbild, aber in ein- 
" facherer und besserer Form, sind alle die Rege- 
neriervorrichtungen gebaut, die wir an Röhren 
on Gundelach oder Burger oder Müller und an- 
deren sehen. Man sollte meinen, daß durch diese 
künstliche Gaseinführung die Röntgenröhre un- 
© begrenzt lange betriebsfähig sein müßte. Dies 
© ist aber nicht der Fall, sondern schließlich geht 
jede Röntgenröhre ihrem Ende entgegen 
ee ( Pseudohochvakuum), weil ihr die zum Erzeugen 
Rise Pickiric! iitetrieor nötigen elektronegativen 
ubstanzen fehlen. 
Diesen Schwierigkeiten, bestehend aus der 
" trotz aller hineingesteckten Arbeit doch mangel- 
h aften Regenerierung und der beschränkten 
Lebensdauer der Röhre, entgeht man mit einem 
Schlage bei den „vom Gasdruck unabhängigen“ 
‚Röhren, welche zuerst von Lilienfeld und dann 
in vereinfachter Form von Coolidge angegeben 
d. Beide verlassen das bisher benutzte Prin- 

ungsgeschichte = r Röntgenröhre. ‘ 
zip, die zum Betrieb notigen Elektronen durch 
TonenstoB zu erzeugen, sie bringen vielmehr als 
Elektronenquelle einen Glühdraht an, der Elek- 
tronen aussendet, sowie er in Glut gebracht ist. 
Beide können daher auf den restlichen Gasinhalt 
verzichten und treiben das Vakuum so hoch, wie 
es die beste Technik heute erlaubt. Eine der- 
artige Röhre hat bei kaltem Glühdraht einen so 
hohen Widerstand, daß die Hochspannungsent- 
ladung nicht. mehr hindurchgeht. 
erst zustandekommen, wenn der Glühdraht in Be- 
trieb gesetzt wird. Nun steigt aber die Anzahl 
der Elektronen, die ein solcher Glühdraht aus- 
sendet, mit steigender Temperatur, so daß man es 
in der Hand hat, allein durch Einstellung des 
Glühgrades eine beliebige Anzahl von Elektronen 
und damit jeden Grad der Leitfähigkeit zu er- 
zeugen. Auf diese Weise ist man in der Lage, 
bei gegebener Spannung die Strahlenhärte durch 
den Glühgrad einzustellen. 
Im einzelnen unterscheiden sich beide Röhren 
in verschiedenen Punkten. Bei der Lilienfeld- 
Röhre hat man zwei Räume, die durch die 
Kathode voneinander getrennt sind. Die Kathode 
indessen hat ein kleines Loch. In dem einen 
Raum ist der Glühdraht von beliebiger Form und 
- eventuell eine Hilfselektrode angebracht, in. der 
zweiten die Antikathode. Die vom Glühdraht 
kommenden: Elektronen werden durch ein kleines 
Feld auf die Hilfselektrode und weiter auf die 
Kathode gezogen und fallen durch die kleine 
Bohrung in der Kathode auf die Antikathode. 
Für diese ist die übliche Form mit Wasserktih- 
lung beibehalten. 
Coolidge hingegen bringt den Glühdraht in 
der Röntgenröhre selber an. Er besitzt die Form 
einer kleinen Flachspirale, die von einem Zylinder 
umgeben ist, dessen Achse und Öffnung auf die 
Antikathode weist. An der Öffnung dieses Zylin- 
ders bildet sich das Hochspannungsfeld in einer 
Weise aus, daß die zunächst nach allen Seiten 
gehenden Elektronen zu einem Bündel gesammelt 
und als scharfer Kathodenstrahl auf die Anti- 
kathode geworfen werden. Auch dieser Elektrode 
gibt Coolidge eine neuartige Form, indem er sie 
ganz aus Wolfram bildet. Auf einem langen 
kräftigen Draht als Träger ist der Anti- 
kathodenkörper, ein schwerer Wolframklotz 
(neuerdings zur Vergrößerung der Ausstrahlung 
von einem "Eisenkörper umgeben) aufgenietet. 
Diese Antikathode besitzt keine eigentliche 
Warmeableitung nach außen und kommt daher 
bei den starken. Belastungen, die man diesem 
Rohr zumuten darf, auf sehr hohe Temperaturen, 
die indessen unschädlich sind, da der Schmelz- 
punkt der höchste ist, den wir kennen und da das 
Material leicht gasfrei zu bekommen ist. Die 
Wärmeabgabe erfolgt also ausschließlich durch 
Strahlung. 
Für bestimmte Anwendungen, die im Labora- 
torium liegen, hat Siegbahn diese Coolidgerohre 
noch vervollkommnet, indem er sie fast ganz aus 
127 
Diese kann 


= 
a 
Pr 
“ 
Rn 
% . 
