

















1. Jahrgang. 


Die Physikalisch- Technische 
if Reichsanstalt. 
_Funfundzwanzig Jahre ihrer Tätigkeit. 
2. Warme. 
Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. L. Holborn, 
Charlottenburg, 
Mitglied der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. 
Die thermischen Messungen fußten bis in die 
zweite Hälfte des vorigen Jahrhunderts hinein 
wesentlich auf den Arbeiten von Regnault, der von 
der französischen Regierung mit großen Mitteln 
_ unterstützt, fast alle Aufgaben auf dem Gebiete der 
_ Warmephysik von neuem in Angriff genommen und 
_ vermöge eines seltenen experimentellen Geschicks 
kräftig gefördert hatte. Auf die Grundlage der von 
diesem Forscher gewonnenen Ergebnisse stützte die 
_ Thermodynamik ihre Berechnung der Wärmevor- 
_ gänge, und die Maschinenlehre wählte danach die 
_ Arbeitsbedingungen für die kalorischen Maschinen. 
Es liegt jedoch in der Natur dieser Aufgaben, daß 
_ ihre Lösung nach Ablauf eines halben Jahrhunderts 
den Anforderungen der Technik nicht mehr überall 
- genügte. Denn einerseits waren die Arbeiten 
- Regnaults an die physikalischen Hilfsmittel seiner 
Zeit gebunden, anderseits tauchten mit dem Fort- 
schritt von Wissenschaft und Technik neue Fragen 
auf. Aus diesem Grunde nahm Helmholtz, der erste 
Leiter der Reichsanstalt, sogleich bei deren 
_ Gründung die Wiederholung und Erweiterung der 
_ Regnaultschen Versuche in den Arbeitsplan auf. 
Auf dem Gebiete der Thermometrie, welche die 
Grundlage aller physikalischen Messungen bildet, 
hatte Regnault gezeigt, daß die Skale des ver- 
breitetsten Thermometers, nämlich des Quecksilber- 
thermometers, nicht als Grundlage dienen kann. 
Denn wegen des großen Einflusses, den die Ausdeh- 
nung der Glashülle auf die Angaben dieser Instru- 
mente ausübt, differieren diese in dem Gebiete über 
100° beträchtlich bei Thermometern, die aus ver- 
schiedenem Glase hergestellt werden. Regnault 
hatte deshalb seine Quecksilberthermometer auf das 
Gasthermometer bezogen, das unter verschiedenen 
Bedingungen, selbst bei der Verwendung ver- 
schiedener Gase, eine befriedigende Überein- 
stimmung seiner Angaben innerhalb des Bereichs 
zwischen 0 und 350° gewährleistete. Die Erfahrun- 
gen, die Regnault über die Brauchbarkeit ver- 
schiedener Glassorten für die Anfertigung von 
Quecksilberthermometern gewonnen hatte, machte 
sich die Industrie nicht zunutze; sie legte den 
- größeren Wert auf eine leichte Bearbeitung vor der 
Lampe, und so kam es, daß die Güte der Thermo- 
| meter mit der Verwendung weicher Gläser sank, weil 
diese eine große thermische Nachwirkung besaßen. 
Den Weg zur Besserung der Instrumente wiesen 
systematische Untersuchungen über die Abhängig- 
keit der thermischen Nachwirkung des Glases von 
Peay 



DIE NATURWISSENSCHAFTEN 
1. Marz 1913. 
Heft 10. 

der chemischen Zusammensetzung, die von R. Weber 
und von der Normal-Eichungs-Kommission in Ge- 
meinschaft mit dem Jenaer Glaswerk Schott & Ge- 
nossen angestellt wurden. Man gelangte damit zu 
T'hermometergläsern mit viel kleinerer Nach- 
wirkung, so daß die Temperaturmessung wesentlich 
verfeinert werden konnte, besonders als man sich 
von dem noch verbliebenen Einfluß der 
Nachwirkung durch die Einführung besonderer Be- 
obachtungsverfahren, die auf die Beweglichkeit der 
Fixpunkte Rücksicht nahmen, freier machte. 
Dieses war der Stand der Quecksilber-Thermo- 
metrie, als die Reichsanstalt ins Leben trat. Ihre 
erste Aufgabe bestand deshalb darin, die Brauchbar- 
keit der neuen Gläser zu untersuchen, und zwar ein- 
mal in Hinsicht auf die Genauigkeit der Messungen 
in dem Fundamentalgebiet zwischen 0 und 100 ®, so- 
dann in Rücksicht auf die Anwendbarkeit des 
Quecksilberthermometers auf höhere Tempera- 
turen. Anfangs bezogen sich die Untersuchungen. 
die zugleich der Ausarbeitung der Methoden für die 
Bestimmung der Thermometerkonstanten galten, 
vorzugsweise auf das Jenaer Glas 16.. Doch wurden 
in der Erwartung, daß die Herstellung noch zweck- 
mäßigerer Gläser der damit beschäftigten deutschen 
Technik gelingen würde, außerdem viele andere Glas- 
proben auf ihre thermischen Eigenschaften geprüft. 
Unter allen hat sich das Jenaer Glas 59 bisher als 
das brauchbarste erwiesen: außer seiner hohen Er- 
weichungstemperatur, die oberhalb 500 ® liegt, besitzt 
es die Vorteile einer sehr kleinen thermischen Aus- 
dehnung und einer großen Dauerhaftigkeit. 
Neben der Auswahl des Glases war hauptsächlich 
der Anschluß des Quecksilberthermometers an die 
Gasskale von Wichtigkeit. Für das Bereich zwischen 
0 und 100° hatte damals Chappuis mit einer im 
internationalen Bureau von Breteuil angestellten 
Untersuchung über die Wasserstoffskale einen we- 
sentlichen Fortschritt über Regnaults Messungen 
hinaus erzielt. Sie beruhte auf ausgedehnten Ver- 
gleichungen zwischen dem Wasserstoffthermometer, 
dessen Gefäß aus Platin bestand, und Quecksilber- 
thermometern aus verre dur und war durch die an 
die Hauptnormale angeschlossenen Quecksilber- 
thermometer übertragbar. Durch internationale 
Vereinbarung wurde diese Skale im Jahre 1887 für 
die Maß- und Gewichtsordnung von den meisten 
Kulturstaaten angenommen; später hat sie auch für 
die übrigen physikalischen Messungen Eingang ge- 
funden. In Deutschland geschah dies dadurch, daß 
die Reichsanstalt die „internationale Wasserstoff- 
skale“ ihren Thermometerprüfungen zugrunde 
legte. In den Temperaturen oberhalb 100°, wo die 
Realisierung des Wasserstoffthermometers Schwie- 
riekeiten bietet, wurden die Eichungen der Reichs- 
anstalt zunächst auf das Luftthermometer gegrün- 
det, mit dem neue Messungen bis zu 500° an- 
gestellt wurden entsprechend der großen Reich- 
weite, welehe die Quecksilberthermometer durch die 
