226 Holborn: Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt. 
Einführung der neuen Gläser gewonnen hatten. 
Diese Instrumente, die für die Messungen der über 
dem Siedepunkt des Quecksilbers liegenden Tem- 
peraturen mit Stickstoff unter einem Druck bis zu 
20 Atm. gefüllt werden, haben sich dann in der 
Technik als die bequemsten Gebrauchsthermometer 
schnell eingeführt, nachdem die Messungen durch 
die Einführung der neuen Gläser an Zuverlässig- 
keit gewonnen hatten. Der hermetische Verschluß 
dieser Thermometer machte Schwierigkeiten. In der 
Atmosphäre können sie wegen ihres inneren Über- 
drucks nicht mit. der Gebläselampe verschmolzen 
werden. Sie wurden deshalb anfangs mit Schellack 
zugekittet. Später trat eine elektrische Schmelz- 
methode an die Stelle, mit Hilfe deren die Instru- 
mente leicht unter Druck geschlossen werden 
können. Bei der Eichung werden sie mit vollständig 
in das Temperaturbad eingetauchtem Quecksilber 
verwendet, weil der herausragende Faden besonders 
bei der Messung hoher Temperaturen eine große 
Korrektion erforderlich macht. In der Technik 
ist dieses Beobachtungsverfahren selten erwünscht; 
man will hier meistens den Stand der Quecksilber- 
kuppe immer vor Augen haben, ohne erst das In- 
strument verschieben zu müssen. Es ist deshalb 
die mittlere Temperatur des herausragenden 
Fadens gleichzeitig zu bestimmen. Ein einfaches 
Mittel wurde für diesen Zweck mit dem Faden- 
thermometer geschaffen. 
Für die Messung der Glühtemperaturen standen 
der Technik bei der Gründung der Reichsanstalt 
nur ganz unzureichende Mittel zur Verfügung, ob- 
wohl das Bedürfnis für eine genaue Temperatur- 
bestimmung sehr groß war, wie sich ohne weiteres 
ergibt, wenn man bedenkt, wie stark z. B. die 
Eigenschaften zu bearbeitender Metalle oder die 
Ausbeuten chemischer Vorgänge von der Temperatur 
abhängen. Vielfach scheute man zur Erreichung 
einer gewissen Sicherheit sogar nicht vor der An- 
wendung des Luftthermometers zurück, eines In- 
struments, das bei hohen Temperaturen schon im 
physikalischen Laboratorium große Schwierigkeiten 
hot, die es wünschenswert erscheinen ließen, seinen 
Gebrauch auf die Anstellung fundamentaler Mes- 
sungen zu beschränken. Außerdem gab es keine 
Prüfstelle für Pyrometer, so daß die Angaben ver- 
schiedener Betriebe selbst innerhalb ihrer geringen 
Genauigkeit nicht einmal vergleichbar waren. Die 
Arbeiten der Reichsanstalt waren zunächst darauf 
gerichtet, die vorhandenen Mittel auf ihre Brauch- 
barkeit zu prüfen, die mannigfachen Fehlerquellen 
darzulegen, die besonders für die genausten Pyro- 
meter, die elektrischen, durch die Einwirkung der 
Heizgase bestehen und Mittel für deren Abhal- 
tung aufzusuchen. Das Thermoelement aus Platin 
und Platinrhodium, das kurz vorher von Le 
Chatelier für pyrometrische Zwecke empfohlen 
war, ergab sich als das einfachste und sicherste Mittel 
für die Messungen in dem Temperaturbereich von 
500 bis 1500°. Es wurde der Einfluß studiert, den 
die Reinheit und die Homogenität der Metalle auf 
die Genauigkeit der Thermoelemente und auf die 
Reproduzierbarkeit ihrer Angaben ausübt, wonach 
es der Firma W. 0. Heräus gelang, Thermoelemente 
[wie Natuh 
von 0,1% Genauigkeit herzustellen und die Thermo- 
kraft bei Drahten aus verschiedenen Schmelzen 
innerhalb 1% zu reproduzieren. Die elektrische 
Feinmechanik lieferte empfindliche Zeigergal- 
vanometer und die keramische Industrie brauch- 
bare Schutzrohre, die eine Verwendung der Pyro- 
meter bis 1500° auch technischen Betrieben ermög- 
lichte. 
Die Vergleichung der Thermoelemente mit dem 
Gasthermometer, die den Eichungen zugrunde ge- 
legt wurde, machte große Fortschritte, als an die 
Stelle der ursprünglichen Gasfeuerung die elek- 
trische Heizung eingeführt wurde. Nicht allein 
ließ sich hierdurch der üble Einfluß der Heizgase 
auf die Platinmetalle der Thermoelemente gänzlich 
vermeiden, man konnte nun auch das Porzellan, das 
nach dem Vorgang von St. Claire Deville lange 
Zeit als Material fiir das GefaB der Gasthermometer 
in hoher Temperatur gedient hatte, verlassen und 
an seiner Stelle Platiniridium verwenden, wodurch 
die gasthermometrischen Messungen bedeutend an 
Genauigkeit gewannen. Allerdings gelangte man 
an dieses Ziel erst, nachdem noch eine weitere Auf- 
gabe ihrer Lösung entgegengeführt war. Denn auf 
die gasthermometrischen Messungen übt die Aus- 
dehnung des Thermometergefäßes einen Einfluß, 
der mit der Höhe der zu messenden Temperatur 
stark wächst. Da sich Platiniridium mehr als dop- 
pelt so viel wie Porzellan ausdehnt, so waren die 
Messungen der Gefäßausdehnung entsprechend zu 
verfeinern. Mit Hilfe der elektrischen Heizung 
gelang es zum ersten Mal, die Ausdehnung von Me- 
tallen und andern feuerbeständigen Stoffen in der 
Glühhitze bis 1000° mit einer Genauigkeit zu 
messen, wie sie bisher nur in dem Temperatur- 
bereich von 0 bis 100° erreicht worden war. Die Lö- 
sung dieser Aufgabe ist, abgesehen von ihrem ur-. 
sprünglichen Zweck, der sich auf die gasthermo- 
metrischen Messungen richtete, auch für viele tech- 
nische Forderungen von Bedeutung geworden. 
Bei der elektrischen Heizung machte sich 
allein noch eine Erscheinung übel bemerkbar, die 
eine Verunreinigung der Thermoelemente und da- 
mit eine Veränderung ihrer Thermokraft bewirkt: 
es ist dies die mit zunehmender Temperatur 
schnell wachsende Zerstäubung der Platinmetalle. 
Bei der Untersuchung ergab es sich, daß diese Er- 
scheinung chemischer Natur ist, da Platin, 
Rhodium, Iridium und ihre Legierungen nur in 
Gegenwart von Sauerstoff zerstäubten. Außer- 
dem zeigte Iridium eine bedeutend größere Zer- 
stäubung als Platin und Rhodium, woraus sich 
erklärte, daß die Thermoelemente aus Platin- 
Platinrhodium gegenüber denen aus Platin-Platin- 
iridium während des Gebrauchs eine bessere Kon- 
stanz der Angaben zeigten. 
Als mit der Einführung der technischen Appa- 
rate für die Luftverflüssigung ein neues Tempera- 
turgebiet in der Industrie zu messen war, erwiesen 
sich ohne weiteres die für hohe Temperaturen ge- 
bräuchlichen Verfahren verwendbar; man brauchte 
nur das Thermoelement Platin-Platinrhodium 
durch solche aus Konstantan-Eisen oder Kon- 
stantan-Silber ersetzen, und diese für das ent- 

wissenschaften 





