



















































sprechende Temperaturbereich an das Gasthermo- 
meter anzuschließen. In diesem Anwendungs- 
gebiet erwies sich auch das Widerstandsthermo- 
meter aus Platindraht besonders geeignet. Seine 
Vorzüge vor dem Thermoelement machen sich aller- 
dings vornehmlich bei Messungen im Labora- 
torium geltend, wo sich mit dem Platinwiderstand 
leicht eine größere Genauigkeit erreichen läßt als 
mit dem Thermoelement. Für höhere Tempera- 
turen zwischen O0 ’und etwa 500°, wo der Platin- 
-widerstand noch weiter den Vorteil besitzt, daß 
_ seine Abhängigkeit von der Temperatur durch eine 
_ quadratische Gleichung genau dargestellt wird, 
so daß er nur an drei Punkten geeicht zu werden 
braucht, gewährt er auch gegenüber dem Queck- 
_silberthermometer große Bequemlichkeit für feinere 
Messungen, weil die zeitraubende Kalibrierung 
wegfällt. In dem angegebenen Temperaturgebiet 
wird deshalb das an das Gasthermometer ange- 
schlossene Widerstandsthermometer mit Vorteil 
als Gebrauchsnormal bei der Eichung verwendet. 
Als Füllung für Flüssigkeitsthermometer zur 
Messung tiefer Temperaturen wurde an Stelle von 
Alkohol oder Toluol Petroläther und technisches 
_ Pentan eingeführt, die bis zur Temperatur der 
flüssigen Luft flüssig bleiben. 
Die Bestimmung der Ausdehnung fester Körper 
wurde mit der Erweiterung der Grenzen für die 
gasthermometrischen Versuche auf tiefe Tempera- 
tur fortgesetzt. Neben der für die hohen Tempera- 
turen benutzten Komparatormethode wurde in dem 
unteren Temperaturbereich auch das Fizeausche 
Verfahren zur Untersuchung von kristallisiertem 
und geschmolzenem Quarz, Platin, sowie anderer 
Normalsubstanzen benutzt. Man bediente sich 
hierbei der Abbe-Pulfrichschen Versuchsanord- 
nung, bei der äquidistante Interferenzringe in 
homogenem prismatisch zerlegtem Licht erzeugt 
werden, deren Wanderung an ihrer Stellung zu 
einer Marke zu beobachten ist. 
Nach den vorstehenden Ausführungen ist es 
ersichtlich, wie alle Arten von Gebrauchsthermo- 
_ metern für die verschiedensten Temperaturbereiche 
auf eine einheitliche Skale, nämlich die des Gas- 
thermometers, zurückgeführt werden. Mit der 
Steigerung der Genauigkeiten machen sich jedoch 
in dieser Skale, die aus physikalischen Gründen 
mit verschiedenen Gasen in den verschiedenen Tem- 
peraturgebieten hergestellt wird, noch kleine 
_ Unterschiede bemerkbar, die daher rühren, daß die 
_ einzelnen Gase verschieden stark von dem idealen 
Zustande abweichen. Auch führt die Art des gas- 
thermometrischen Verfahrens, ob das Gas bei kon- 
'stantem Druck oder bei konstantem Volumen der 
Beobachtung unterworfen wird, zu Abweichungen 
in den Temperaturangaben. Diese Unstimmigkeiten 
| können sich natürlich nur in dem internationalen 
Verkehr, bei der Vergleichung von Thermometern 
bemerkbar machen, die von verschiedenen Eich- 
behörden geprüft sind, bilden aber doch bei dem 
heutigen internationalen Austausch der in- 
dustriellen Erzeugnisse nicht allein für die Wissen- 
schaft, sondern auch für die Technik einen Übel- 
stand. Um ihm abzuhelfen, ist deshalb die Reichs- 
Holborn: Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt. 227 
anstalt an die auswärtigen nationalen Institute 
mit dem Vorschlage herangetreten, alle Tempera- 
turangaben auf die ideale Skale zu beziehen. Als- 
dann wäre der Vorteil, der jetzt schon durch inter- 
nationale Vereinbarung für das Gebiet zwischen 
0 und 100° erreicht worden ist, auf alle Tempera- ~ 
turangaben ausgedehnt. Zugleich würde die in- 
ternationale Wasserstoffskale praktisch hierdurch 
nicht geändert, da die Abweichungen des Wasser- 
stoffs von dem idealen Gaszustande zwischen 0 und 
100° bei dem heutigen Stande der Meßkunst noch 
zu vernachlässigen sind. Viele Autoren befolgen 
schon jetzt diesen Vorschlag und drücken die Er- 
gebnisse ihrer thermometrischen Versuche in der 
idealen Skale aus. 
Für die Festlegung der Temperaturskale hat es 
sich als zweckmäßig herausgestellt, die Tempera- 
turen gewisser Fixpunkte, wie die Schmelz- und 
Siedepunkte reiner Substanzen, zu bestimmen. Man 
befreit sich damit von der möglicherweise eintreten- 
den Veränderung der Gebrauchsnormalen, die sonst 
eine Wiederholung der zeitraubenden gasthermo- 
metrischen Messungen erfordern würde, und gibt 
zugleich jedermann die Mittel an die Hand, seine 
Thermometer selbst zu eichen. 
Die Versuche, Thermoelemente über 1600 ° hin- 
aus als Pyrometer zu verwenden, haben bisher für 
die Technik zu keinem befriedigenden Ergebnis 
geführt. Es *fehlt an hinreichend feuerfesten 
Schutzröhren, so daß die notwendige Isolation der 
Drähte auf die Dauer nicht zu erreichen ist. Auch 
nimmt die Zerstäubung der Platinmetalle mit 
wachsender Temperatur in solcher Weise zu, dab 
die Thermokraft schon nach wenigen Heizungen 
starke Änderungen erfährt. Man mußte deshalb 
an ein anderes thermometrisches Verfahren denken. 
Schon im Jahre 1862 hatte Becquerel neben der 
Beobachtung von Thermokräften Strahlungs- 
messungen ausgeführt, um die Temperatur fester 
glihender Körper zu bestimmen. Diese Versuche 
beruhten jedoch noch auf schwankender Grundlage 
und konnten erst zu einem praktischen Erfolg füh- 
ren, als unsere Kenntnis von den Gesetzen der 
Strahlung durch die theoretischen Untersuchungen 
von W. Wien über die von Kirchhoff erreichte 
Grenze erweitert wurde. Namentlich war es von 
großer Bedeutung für die experimentelle Bestäti- 
gung der Theorie, daß es gelang, den idealen Strah- 
ler zu realisieren, für den allein die von ihr auf- 
gestellten Gesetze über die Abhängigkeit der Strah- 
lung von der Temperatur und Wellenlänge gelten. 
Es ist dies der schwarze Körper, der durch einen 
gleichmäßig temperierten Hohlraum dargestellt 
wird, aus dem die Strahlung durch eine verhältnis- 
mäßig kleine Öffnung auf das Beobachtungsinstru- 
ment fällt. Der erste schwarze Körper, der an der 
Reichsanstalt benutzt wurde, bestand aus einer 
Eisenkugel, die man in einem Flüssigkeitsbade 
oder in dem Luftraum eines Gasofens gleichmäßig 
heizte. Hierauf folgte der von Lummer und Kurl- 
baum konstruierte Körper mit elektrischer Hei- 
zung, der sich bis 1500° verwenden läßt. Für 
höhere Temperatur ist neuerdings der im Vakuum 
elektrisch geheizte Kohlekörper von Warburg und 
