‘Heft 12. ] 
2.3 























den können (Elektrometer, Dynamometer, kalo- 
_ rische Instrumente). 
Zur direkten Messung der effektiven Spannung 
(und der Leistung) kann das Elektrometer (even- 
_ tuell mit Spannungsteiler bis 12 000 Volt) benutzt 
werden, ein für die Wechselstrommessungen be- 
sonders wichtiges Instrument, welches für diese 
4 Messungen eine ähnliche Rolle spielt, wie der Kom- 
pensator für die Gleichstrommessungen. Die bei 
diesem Instrument früher auftretenden Fehler- 
quellen, welche den Gebrauch desselben sehr ein- 
 schränkten, sind durch eingehende theoretische 
und experimentelle Untersuchungen in der Reichs- 
_ anstalt aufgeklärt und beseitigt worden; auf Grund 
dieser Arbeiten wurden auch neue Instrumente 
konstruiert. 
3 Eine direkte Messung der effektiven Strom- 
stärke (bzw. der Leistung) wird ermöglicht durch 
das Dynamometer, nach dessen Prinzip auch eine 
eroße Zahl von Amperemetern (bzw. Voltmetern), 
- Wattmetern usw. gebaut sind. Diese Apparate lassen 
sich mit Gleichstrom eichen; doch sind besondere 
Untersuchungen über die Abhängigkeit ihrer An- 
gaben von Phase, Frequenz, Kurvenform usw. not- 
wendig. 
Die kalorischen Instrumente (Hitzdrahtinstru- 
_ mente) messen wie das Dynamometer die effektive 
Stromstärke, sind aber weniger genau. Dabei kann 
die durch den Strom in dem Draht erzeugte 
_ Wärme in sehr verschiedener Weise zur Messung 
_ benutzt werden (durch die Ausdehnung des 
Drahtes, kalorimetrisch, mit dem Luftthermometer, 
_ bolometrisch usw.). In Verbindung mit Thermo- 
elementen, deren Spannung dann mit Gleichstrom- 
_ apparaten gemessen werden kann, haben diese In- 
strumente neuerdings eine besondere Bedeutung 
_ erlangt. Sie sind in dieser Form von der Reichs- 
anstalt ausgebildet worden und haben besonders 
durch Einschluß der Thermoelemente in ein Va- 
_kuum eine größere Empfindlichkeit erreicht. Ver- 
schiedene Fehlerquellen, welche diesen Apparaten 
noch anhafteten, konnten wenigstens zum größten 
Teil aufgeklärt und beseitigt werden. Diese In- 
-strumente gestatten in bequemer Weise die direkte 
Messung sehr schwacher Wechselströme unter Ver- 
_ wendung von Zeigerapparaten. Auch die Messung 
der Stromstärke auf optischem Wege (mittels des 
„optischen Pyrometers“), gleichfalls eine Methode 
der Reichsanstalt, ist hier zu erwähnen. 
Auf die zur Vergleichung von Widerständen, 
Kapazitäten und Induktivitäten benutzten Appa- 
rate (akustisches und optisches Telephon, Vibra- 
_ tionsgalvanometer usw.) und die entsprechenden 
Methoden kann hier nicht weiter eingegangen wer- 
den. Alle diese Apparate, Methoden und die zur 
Ausführung derselben dienenden Hilfsmittel haben 
in der Reichsanstalt zum Teil erhebliche ‚Verbesse- 
_ rungen erfahren. 
Die zu den Wechselstrommessungen erforder- 
lichen Normalien mußten erst noch geschaffen 
werden, wozu teilweise langwierige Arbeiten er- 
_forderlich waren. Die bei Gleichstrom benutzten 
_ Widerstände sind bei Wechselstrom, besonders für 
Jaeger: Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt. DIA, 
große Frequenzen, nicht mehr ohne weiteres anwend- 
bar, weil durch die Kapazität und Induktivität dieser 
Normale ihr scheinbarer Widerstand bei Wechsel- 
strom im allgemeinen verändert wird. Auch wird 
bei sehr großen Frequenzen der Drahtquerschnitt 
nicht mehr gleichmäßig vom Strom ausgefüllt (so- 
genannter Skineffekt). Allen diesen Umständen 
ist bei Widerstandsnormalen für Wechselstrom 
technung zu tragen, was man nach Möglichkeit 
durch besondere Art der Konstruktion zu erreichen 
sucht. 
Die bei Wechselstrommessungen so wichtigen 
Größen der Kapazität und Induktivität erforder- 
ten gleichfalls besondere Normale (Normalkonden- 
satoren und Selbstinduktionsnormale). Die Reichs- 
“anstalt hat zu diesem Zweck Luftkondensatoren 
und Selbstinduktionsrollen verschiedener Kon- 
struktion und Größe hergestellt und auf das sorg- 
fältigste ausgemessen, sowie die hierzu erforder- 
lichen Methoden näher untersucht und ausge- 
bildet. Auch die Vervollkommnung der zu diesen 
Messungen erforderlichen Hilfsmittel, wie z. B. 
die Erzeugung von Strömen gleichbleibender Fre- 
quenz und von reiner Sinusform, die Messung sehr 
kleiner Selbstinduktionen und solche mit hoher 
Frequenz gehören hierher. 
Auf Grundlage der vorstehend skizzierten 
Hilfsmittel ermöglichte sich erst die Prüfung der 
zahlreichen zur Messung von Wechselströmen ein- 
gesandten Instrumente und Apparate (Weicheisen- 
und Ferraris-Instrumente, Frequenz-, Phasen- 
messer, Kondensatoren, Induktionsrollen usw.), 
wobei für eine große Anzahl von Instrumenten die 
Angaben in letzter Linie auf die mit Gleichstrom 
geeichten Normalinstrumente zurückgeführt wer- 
den können. 
Ein großes Feld der Prüftätigkeit wird gebildet 
durch die für den wirtschaftlichen Verkehr so wich- 
tigen Elektrizitätszähler. Für die Fehlergrenzen 
dieser Zähler sind im Zusammenwirken mit der 
Reichsanstalt und industriellen Kreisen vom Bundes- 
rat besondere Bestimmungen erlassen worden und 
noch jetzt finden häufigere Beratungen mit den in 
Betracht kommenden Kreisen (Zählerkommission) 
statt. Die zur Beglaubigung zugelassenen Zähler 
müssen vorher einer Systemprüfung unterzogen 
werden, und über die zugelassenen Zähler erfolgt eine 
amtliche Mitteilung. Die Untersuchung der in ihrer 
Konstruktion und im Prinzip so verschiedenen Zäh- 
ler hat zahlreiche theoretische und experimentelle 
Arbeiten veranlaßt, welche die in den Zählern auf- 
tretenden, teilweise recht komplizierten Vorgänge 
betreffen. Die zur Zählerprüfung notwendigen 
Ililfsmittel haben gleichfalls vielfache Verbesserun- 
gen erfahren. 
Neuerdings haben die Meßtransformatoren 
(Strom- und Spannungswandler) erhöhte Bedeutung 
gewonnen, bei denen zum Zweck der Messung das 
Übersetzungsverhältnis zwischen Primär- und Se- 
kundärspule, der Phasenverschiebungsfehler, die 
Abhängigkeit von Frequenz, Kurvenform und Be- 
lastung bestimmt werden muß. Das bisher in der 
Reichsanstalt untersuchte Meßbereich (bis 12 000 
Volt und 2000 Ampere) genügt aber für die An- 
