286 
formigen Gefäß aus Graphit, dem ,,Strahlungs- 
kasten“ umgeben. Der Raum innerhalb der Heiz- 
spirale kann gleichmäßig bis zu 3000° C und dar- 
über erhitzt werden. 
Viele Vakuumöfen, die seither konstruiert 
wurden, nähern sich der Form des Arsemschen Ofens 
in dem Grade sie brauchbarer werden. Das ist der 
beste Beweis für die Zweckmäßigkeit dieses Appa- 
rates, der im Dienste der Technik steht. Dort hat 
er hervorragendes geleistet. Ist es doch die General 
Electric Co. gewesen, die zuerst ziehbares Wolfram 
herstellte und dadurch große Umwälzungen in der 
Glühlampenindustrie herbeiführte. Die wissenschaft- 
lichen Forscher, denen nicht die reichen Mittel eines 
großen Werkes zu Gebote stehen, haben Öfen kon- 
struiert, die sie einmal den vorhandenen Strom- 
quellen und dann den vorzunehmenden Unter- 
suchungen anpassen mußten. 
Fenster 





ÄLETERIEEETE 





_ 
Veh 



Z 
AN 
N 
N 
g 
°° MUTT 
i SS 
Kr 
N 

mantel 
NARA ARN 
Mies. De 
Hier ist der Ofen von Hempel') zu nennen, der 
als Heizkörper 8 Kohlenstäbe von 5 mm Durch- 
messer benutzt. Die Stäbe verbinden, parallel 
laufend, zwei Platten, die mit den Polenden der 
Kabel verbunden werden. Hempel erreicht Tempe- 
raturen bis zu 2300 ° C. 
Sehr viel geeigneter für wissenschaftliche Unter- 
suchungen ist der Vakuumwiderstandsofen von Otto 
Ruff?) (Fig. 1). 
In einem doppelwandigen, zylindrischen Gefäß aus 
Bronze befindet sich isoliert ein Kohlerohr, dessen 
Enden mit den Stromzuführungen am oberen und 
unteren Ende des Metallgefäßes verbunden sind. 
In der Mitte des Bronzemantels sind Schaulöcher, 
durch Fehster aus Quarzglas verschlossen, ange- 
bracht. Es ist auch möglich, von oben durch ein 
Fenster in das Innere des Heizrohres zu sehen. Zur 
Verhinderung der Wärmestrahlung ist das Kohle- 
rohr von einem zweiten, größeren umgeben. Leitet 
1) Zeitschr. f. angew. Chemie 23, p. 289 (1910). 
2) Berl. Ber. 43, p. 1564 (1910); Zeitschr. f. angew. 
Chemie 24, p. 1459 (1911). 
Goerges: Chemie und Technik extrem hoher Temperaturen. 
> 
| Die Natur- — 
wissenschaften 
man einen starken Strom durch das innere Kohle- 
rohr, so gerät es bald in heftige Glut. Der Raum 
innerhalb des Kohlerohres hat in einem gewissen 
Gebiet gleichmäßige Temperatur, die durch ein 
Pyrometer gemessen werden kann. In diesen Raum 
bringt man die zu erhitzenden Substanzen, die sich 
entweder in einem Tiegel befinden oder in Stab- 
form in den Heizraum geschoben werden. Vor dem 
Anheizen wird der Ofen luftleer gemacht oder mit 
einem indifferenten Gas (Stickstoff, Wasserstoff) 
gefüllt. 
Die Nachteile dieser Konstruktion bestehen dar- 
in, daß das Vakuum kein besonders gutes ist. Die 
Folge davon ist, daß die Ofenatmosphäre kohlend 
wirkt. Der Vakuumofen mit Kohlerohrwiderstand 
eignet sich in erster Linie für die Untersuchung von 
Karbiden und Stoffen, die mit Kohlenstoff ge- 
sättigt sind. Reine Metalle kann man kaum darin 
schmelzen, weil sie Kohlenstoff aufnehmen. Um 
die schädliche Wirkung der Kohle zu vermeiden, 
hat man die Versuche mit Metallwiderständen 


Fenster 
 Platinblech 
mit Ca0 Überzug 
Wechselstrom 
Higgs 
wieder aufgenommen. v. Wartenberg!) benutzte ein 
Rohr aus gepreßtem Wolfram, ebenso Fischer und 
Tiede?). 
Wolfram ist seines hohen Schmelzpunktes wegen 
(etwa 3000° C.) das Metall, das hierfiir vor allen 
anderen in Frage kommt. Leider läßt es sich 
schwer bearbeiten. Es ist deshalb bisher noch nicht 
gelungen größere Widerstandsrohre aus Wolfram 
herzustellen. 
Etwas außerhalb dieser Entwicklungsreihe, die 
danach hinstrebt, einen Raum mit gleichmäßiger, 
konstanter und meßbarer Temperatur zu schaffen, 
stehen einige Konstruktionen, die den Vakuum- 
lichtbogen (Kathodenstrahlen) zur Erhitzung ver- 
wenden. 
Von Wartenberg?) bestimmte den Schmelzpunkt 
des Wolframs in dem in Fig. 2 skizzierten Apparat. 
Verwendet wird dabei die Eigenschaft der Oxyde 
der alkalischen Erden, im weißglühenden Zustand 
Elektronen auszusenden. In einem Glasgefäß, das 
weitgehend evakuiert ist, befindet sich ein Platin- 
blech mit einem dünnen Überzug von Caleiumoxyd, 
das durch Wechselstrom auf Weißelut erhitzt wird. 
a v. Wartenberg, Zeitschr. f. Elektrochemie 15, p. 
I. 
) Fischer und Tiede, Ber. 44, p. 1718. 
*) v. Wartenberg, Verh. phys. Ges. 12, p. 125; 
