












Heft 2) 
21. 3. 1913 
Dem Platinblech gegenüber ragt aus einem Röhr- 
chen aus Zirkonoxyd die Spitze eines Wolframstäb- 
 chens: heraus. Verbindet man nun das Platinblech 
mit dem negativen, das Wolframstäbchen mit dem 
positiven Pol einer 220-Volt-Leitung, so fließt ein 
starker Strom zwischen Platinblech und Wolfram- 
stab, weil durch die angelegte Potentialdifferenz 
der Austritt von Elektronen aus dem glühenden 
Caleiumoxyd stark begünstigt wird. Die Elektronen- 
ströme (weiche Kathodenstrahlen) treffen auf die 
_ Spitze des Wolframstäbehens und bringen es zum 
Schmelzen. Die Temperatur des schmelzenden 
Metalls wird optisch gemessen. Auch die harten 
Kathodenstrahlen hat man auf ähnliche Weise zur 
Erhitzung benutzt. Man kann durch diese Anord- 
nung beliebig hohe Temperaturen erreichen. 
Für Schmelzpunktbestimmungen eignet sich 
_ außerdem das Verfahren der direkten Widerstands- 
 erhitzung. Von Pirani und Meyer!) bestimmten 
den Schmelzpunkt von Tantal, indem sie durch ein 
Tantalband im Vakuum elektrischen Strom 
schickten, bis das Band durchschmolz. 
y Temperaturbestimmung. 
Weit größere Schwierigkeiten als die Erzeugung 
hoher Temperaturen bietet die Messung derselben. 
Solange man Thermoelemente zur Temperatur- 
messung verwenden kann, hat man noch einiger- 
maßen sicheren Boden unter den Füßen. Ist 
man bei extrem hohen Temperaturen auf aus- 
schließlich optische Bestimmung angewiesen, so 
wird man sich des Gefühls der Unsicherheit nicht 
erwehren können. Die Grundlagen für die optische 
Temperaturbestimmung sind die für den schwarzen 
Körper gültigen Strahlungsgesetze. Nun gibt es 
keine absolut schwarzen Körper; es müssen daher 
Korrekturen angebracht werden. Man mißt oder 
vergleicht entweder die gesamte vom Körper ausge- 
sandte sichtbare Strahlung (Pyrometer von Hol- 
born und Kurlbaum) oder bestimmt die Intensität 
von Licht einer bestimmten Wellenlänge (Pyro- 
meter von Wanner). Die mit solchen Apparaten 
gefundenen Temperaturen sind nur dann richtig, 
wenn die Strahlungsgesetze genügend genau sind. 
Andernfalls kann man nur Temperaturen vergleichen. 
Für die Technik reicht das aus. In der Industrie, 
namentlich in der keramischen, werden zur Tempe- 
raturbestimmung Segerkegel benutzt. Es sind dies 
kleine Kegel, die aus einem bestimmten Gemisch 
reiner Oxyde hergestellt wurden. Nach der Höhe 
ihres Schmelzpunktes werden sie numeriert. Das 
 Niederschmelzen eines Segerkegels zeigt an, daß die 
Temperatur seinen Schmelzpunkt erreicht hat. 
Untersuchungen bei hohen Temperaturen. 
Die experimentelle Erforschung der Eigenschaf- 
ten der Stoffe bei extrem hohen Temperaturen be- 
_ findet sich noch im Anfang der Entwicklung. Über 
die Schmelz- und Siedepunkte der Elemente sind 
wir noch lange nicht genügend orientiert. Noch 
weniger wissen wir von den thermischen Higen- 

1) ». Pirani und Meyer, Zeitschr. f. Elektrochemie 
17. p. 908. 
Goerges: Chemie und Technik extrem hoher Temperaturen 287 
schaften der Stoffe bei hohen Temperaturen, von 
den Gleichgewichtszuständen. 
Die ersten umfangreichen exakten Unter- 
suchungen bei extrem hohen Temperaturen haben 
Nernst') und seine Mitarbeiter in dem Iridium- 
ofen ausgeführt. Es wurden die Dampfdichten und 
Siedepunkte einer Reihe von Metallen und einiger 
Verbindungen untersucht. Es zeigte sich, daß alle 
Metalle einatomig verdampfen. Mit den Siede- 
punkten von Metallen hat sich auch Greenwood?) 
in ausgedehnten Untersuchungen beschäftigt. Er 
verwendet Öfen mit einem Kohlerohr als Heiz- 
widerstand. Nernst und seine Mitarbeiter?) haben 
außerdem die Eigenschaften von Gasgemischen bei 
hohen Temperaturen mit Hilfe von Explosionen 
untersucht. Der auftretende Maximaldruck wird 
gemessen. Aus ihm kann man die Maximaltempe- 
ratur und die spezifischen Wärmen der einzelnen 
N 

> 
en 3% 
Gase berechnen. Auch Gleichgewiehtszustände wur- 
den nach dieser Methode bestimmt. In welcher 
Weise der Maximaldruck gemessen wurde, veran- 
schaulicht Fig. 3. Von L fällt ein Lichtstrahl auf 
den Spiegel S und wird nach 7 reflektiert. Hier 
trifft er auf einen Streifen lichtempfindlichen 
Papiers, das um einen rotierenden Zylinder gelegt 
-ist. Bei der Explosion wird die Stahlmembran M 
nach außen gedrückt, der Spiegel verdreht und so 
der Lichtstrahl abgelenkt. Aus der Kurve, die man 
nach der Entwicklung des Streifens erhält, kann 
man den Maximaldruck berechnen. 
Die elektrischen Öfen der Großindustrie. 
Während der Forscher danach strebte, Öfen zu 
konstruieren, mit denen man meßbare Temperaturen 
erzeugen kann, war in der Großindustrie die Wirt- 
schaftlichkeit der leitende Gesichtspunkt. Die 
Aluminiumindustrie hat zuerst mit großen elektri- 
schen Öfen gearbeitet. Allerdings brauchte sie keine 
besonders hohen Temperaturen. Der elektrische 
1) Nernst, Zeitschr. f. Elektrochemie 9, p. 622 (1903). 
v. Wartenberg, Ber. Deutsch. chem. Ges. 39, p. 380 (1906) 
und Zeitschr. f. anorg. Chemie 56, p. 321 (1908). 
2) Greenwood, Zeitschr. f. Elektrochemie 18, p. 319 
(1912). 
3) Pier, Zeitschr. f. Elektrochemie 15, p. 536; 10, 
p. 897 (1910). Bjerrum, Zeitschr. f. Elektrochemie 17, p. 
731 (1911); 18, p. 101 (1912). 
