300 | Regener: Die neuen Versuche von ©. T. R. Wilson. 
diese Erscheinung hat‘C. T. R. Wilson früher eine 
Reihe wertvoller Untersuchungen gemacht, ins- 
besondere konnte er feststellen, daß die positiven 
und negativen Ionen die Kondensation des Wasser- 
dampfes verschieden stark beeinflussen‘). Er 
stellte die Übersättigung des Wasserdampfes so 
her, daß er ein bestimmtes, bei Zimmertemperatur 
mit Wasserdampf gesättigtes Volumen Luft 10 
plötzlich auf ein größeres Volumen v2 expandierte. 
Dabei tritt eine plötzliche Abkühlung ein, welche 
bewirkt, daß unmittelbar nach der Expansion die 
Luft mit Wasserdampf übersättigt ist. Die Größe 
- der Übersättigung kann durch das Verhältnis 
22: der 
U4 4 
sion gemessen werden. Wilson fand, daß an nega- 
tiven Ionen Kondensation bei einer Expansion 
größer als 1,25 auftritt; erst bei einer Expansion 
größer als 1,31 bilden. auch die positiven : Ionen 
Volumina nach und -vor der Expan- 
ES F = Vv 
Kondensationskerne, während oberhalb = mal woo 
U1 
auch in iolenfreier Luft diehte Wasserwolken ent- 
stehen. 
Dieselbe Methode ist jetzt von Herrn Wilson 
so ausgearbeitet worden, daß sich durch sie auch 
die Bahnen einzelner korpuskulärer Strahlen sicht- 
bar machen lassen. 
Die Hauptschwierigkeit lag darin, die: Kon- 
densation des Wasserdampfes an den Ionen mög- 
liehst unmittelbar nach ihrer Entstehung durch 
den "betreffenden © korpuskulären ‘Strahl -vorzu- 
nehmen und dann auch sofort durch Momentan- 
beleuchtung eine: Photographie von der-- ent- 
standenen ° Wassertropfchenwolke’ herzustellen. 
Ferner mußten die Ionen entfernt werden, welche 
vor der Expansion im Apparate entstanden waren, 
denn diese "hätten :vermöge der gebildeten Wasser- 
tropfchen - eine allgemeine - Verschleierung der 
Bilder verursacht: Die letztere Schwierigkeit ver- 
meidet Herr Wilson dadurch, daß er in der Expan- 
sionskammer ein elektrisches Feld (ca. 10 Volt/cm) 
erzeugt, welches die Kammer ionenfrei erhält. In 
einigen‘ Fällen wendet Herr Wilson auch die 
Methode an, daß er die zu untersuchenden Strahlen 
‘mit der -Expansion zwangläufig in die Kammer 
‚eintreten läßt. Die sofortige Aufnahme der ge- 
bildeten Wassertrépfchen wird in sinnreicher 
Weise dadurch erreicht, daß : die Öffnung des 
Ventils, welches die Expansion in’ der Beobach- 
tungskammer betätigt, selbsttätig den Fall einer 
Kugel auslöst, - welche durch Schließen 
Leydener-Flaschen-Batterie .den zur 
dienenden Beleuchtungsfunken auslöst. 
Der Hauptteil des Wilsonschen Apparates ist 
in Fig. 1 dargestellt. A ist die Expansionskammer. 
Die Wände bestehen aus Glas, das zum Schutze 
gegen das Beschlagen mit Wassertropfen innen mit 
Gelatine überzogen ist. Die untere Wand der 
Kammer A ist als Kolben ausgebildet und kann 
durch Betätigung des Ventils B, welches nach 
der evakuierten Kugel C führt, plötzlich nach 
unten bewegt werden. D sind Holzklötze, welche 
das Luftvolumen unterhalb des Kolbens ver- 
1) ©. T. R. Wilson, Phil. Trans. 189, 265, 1897. 
einer 
Aufnahme 
[ Die Natur- 
wissenschaften 
kleinern. Die Abdichtung erfolgt durch Wasser, 
welches gleichzeitig die Luft in der Kammer A 
mit Wasserdampf sättigt. Der Expansionsgrad 
kann durch die Größe der Bewegung des Kolbens 
reguliert werden. ‘ Die Expansion lag meistens 
zwischen 1,33 und 1,36, so daß sowohl von den 
positiven wie von den negativen Ionen Wasser- 
tröpfehen kondensiert wurden. Das elektrische 
Feld wurde durch die in der Figur angedeutete 
Batterie. zwischen Dach und Boden der Expan- 
sionskammer erzeugt. Die Auslösung des Ventils 
B geschah durch eine mit einer Kugel beschwerte 
Schnur. Von der Kugel löste sich beim Fall eine 
zweite an einem dünnen Faden befestigte ah, 
welche ‘beim: Fall die Entladung der Leydener- 
Flaschen-Batterie und damit den zur Photographie 
dienenden Beleuchtungsfunken auslöste. Der Be- 
leuchtungsfunke schlug in Quecksilberdampf von 
Atmosphärendruck über, der in einer Quarzröhre 
erzeugt wurde. Meist war die photographische 
Kamera mit horizöntaler Achse seitlich von der 
Expansionskammer aufgestellt. Die Beleuchtung 
durch den Funken erfolgte dann schräg von oben 
unter einem Winkel von 25 Grad. In den hier in 
Fig. 2—4 wiedergegebenen Aufnahmen stand da- 




gegen die Kamera’ mit vertikaler Achse über der 
. Kammer, der Beleuchtungsfunke dagegen seitlich. 
Die Aufnahme Fig. 2 auf Tafel I zeigt die 
a-Strahlen, welche von einer winzigen. Menge 
Radium ausgehen, das sich auf der Spitze eines in | 
die Expansionskammer hineinragenden Drahtes 
befindet. Die scharf definierten: Strahlen sind 
solche, welche in der sehr kurzen Zeit zwischen 
der Expansion und der Auslösung des Beleuch- 
tungsfunkens von dem Präparat ausgesandt "wur- 
den. Daneben sieht .man verwaschenere Strahlen. 
Sie rühren von solehen &- Teilchen her, welche 
kurz vor der Expansion ausgesandt wurden, so daß 
die gebildeten Ionen durch Diffusion und durch 
die Kräfte des elektrischen Feldes auseinander- 
gezogen wurden. 
Fig. 3 (Tafel I) ist eine Aufnahme, bei der 
durch ein am  Expansionskolben angebrachtes 
Fenster automatisch bewirkt wurde, daß die 
a-Strahlen mur nach der Expansion zur Wirksam- 
keit kamen. . Man sieht, daß jetzt alle «-Strahlen 
scharf geworden sind, da die Ionen jetzt im 
Momente ihrer Entstehung auch Wassertröpfchen 
