
Heft Si 
28. 3. 1918 
 Landverbindung zwischen Asien und Australien 
‚existiert hat. Dieses pliozän-altdiluviale Festland, 
Austrasien, löste sich im Verlaufe der Qwuartär- 
_ periode jedoch immer mehr in Inseln auf, sodaß bei 
der Isolierung, ihrer Lage entsprechend, eine bald 
mehr asiatische, also wndomalayische, bald mehr 
australische, d. h. austromalayische Lebewelt 
- zurückblieb. 
Besprechungen. 
Müller, Dr. Arno, ständiger Mitarbeiter im Kaiser- 
lichen Gesundheitsamt, Über Wassersterilisation mit- 
tels ultravioletter Strahlen. Arbeiten aus dem Kaiser- 
lichen Gesundheitsamte, 1912, Bd. XLIII, Heft 3, 
S. 475—482. 
Die geschilderten Versuche wurden unternommen, um 
über die Wirkung des von der Westinghouse Cooper 
Hewitt Gesellschaft in den Handel gebrachten Wasser- 
sterilisators, Type B 1, ein Bild zu erhalten. Die Ver- 
suche, welche an zwei Apparaten ausgeführt wurden, 
von denen mindestens der zweite einwandfrei funktio- 
nierte, sind dadurch bemerkenswert, daß sie bezüglich 
des Sterilisationseffektes erheblich ungünstigere Ergeb- 
nisse lieferten, als sich bei Untersuchungen anderer Au- 
toren mit den Apparaten derselben Gesellschaft ergab. 
Nach den Angaben der Firma sollte der Apparat in einer 
Stunde 600 Liter steriles Wasser liefern. 
Die Versuche des Verf., welche mit Leitungswasser, 
Spreewasser, durch schwefelsaure Tonerdefällung ent- 
färbtem Spreewasser, mit Bakterienaufschwemmungen 
von Bakterium coli und Bacillus fluorescens liquefa- 
ciens ausgeführt wurden, ergaben bei beiden Apparaten 
ziemlich übereinstimmend, daß vollkommene Sterilität 
nur bei sehr stark herabgeminderter Durchflußgeschwin- 
digkeit in äußerst keimarmem und klarem Leitungs- 
wasser erzielt werden konnte. Bei der maximalen Durch- 
fluBgeschwindigkeit von 600 1 in der Stunde waren 
schon in 20 cem des belichteten Wassers Keime nachzu- 
weisen, auch wenn das Rohwasser nur 7 Keime in 1 ccm 
enthalten hatte. 
Verf. erklärt die Unterschiede in den Ergebnissen 
seiner Versuche gegenüber den beträchtlich günstigeren 
Resultaten anderer Autoren, welche mit den gleichen 
Apparaten Untersuchungen angestellt haben, daraus, daß 
verschiedene Lampen derselben Art bei gleichem Strom- 
verbrauch vielleicht nicht immer die gleichen Mengen 
baktericid wirksamer Strahlen erzeugen. 
Tillmans, Frankfurt a. M. 
Ein lichtelektrisches Photometer für sichtbares Licht. 
Von Elster und Geitel. (Physikalische Zeitschrift 13 
S. 139. 1912.) 
Das Instrument benutzt den sogen. lichtelektrischen 
Fifekt, der bekanntlich darin besteht, daß eine Me- 
tallplatte imstande ist einen Strom von negativen Elek- 
tronen abzugeben, wenn sie von hinreichend starkem 
Licht getroffen wird. Die schon früher von Elster 
und Geitel gemachte Beobachtung, daß die Zahl dieser 
Elektronen, mit anderen Worten die Stärke des von 
der Metallplatte ausgehenden Stroms, proportional ist 
der Intensität des auffallenden Lichts, ist das Grund- 
prinzip der neuen Photometeranordnung. Der Ge- 
danke ist von Elster und Geitel schon im Jahre 1893 
ausgesprochen und von ihnen und auch von anderer 
Seite verschiedentlich benutzt worden. Seiner allge- 
meinen Verwendung zum Zwecke der Photometrie 
standen aber wesentliche Hindernisse entgegen. Ein- 
Besprechungen. 313 
mal nämlich sind die meisten Metalle und Metallegie- 
rungen nur für ultraviolettes Licht empfindlich, d. h. 
sie senden nur bei Bestrahlung mit ultraviolettem Licht 
Elektronen aus. Im allgemeinen interessiert aber für 
die Photometrie nicht dieser Teil, sondern der sichtbare 
Teil des Spektrums mehr. Ferner bestand eine sehr we- 
sentliche Fehlerquelle darin, daß alle Metalle unter 
gewöhnlichen Bedingungen die Erscheinung der sogen. 
lichtelektrischen Ermüdung zeigen, d. h. bei längere 
Zeit fortgesetzter Belichtung nimmt die Stärke des 
lichtelektrischen Stromes wesentlich ab. Damit ist von 
vornherein Konstanz der Instrumentangaben ausge- 
schlossen. Elster und Geitel ist es aber in neuester 
Zeit gelungen lichtelektrische Zellen zu bauen, welche 
von diesen beiden Mängeln frei sind. Sie haben näm- 
lich gefunden, daß K- und Na-Hydrüre eine sehr große 
lichtelektrische Empfindlichkeit für sichtbares Licht be- 
sitzen und wenn sie sich in einer Wasserstoff- oder noch 
besser in einer Argonatmosphäre befinden, auch nicht 
die geringste lichtelektrische Ermüdung mehr zeigen. 
Diese K- oder Na-Hydrüre lassen sich in relativ ein- 
facher Weise dadurch herstellen, daß man in eine mit 
sehr verdünntem Wasserstoff gefüllte Kugel etwas 
metallisches Kalium oder Natrium hineindestilliert und 
sodann eine Zeitlang mit einem Induktorium eine 
Entladung in dem verdünnten Wasserstoff herstellt. 
Der letztere wird sodann vollständig durch Luftpumpen 
oder andere Evakuationsmittel entfernt und durch ver- 
dünntes Argon ersetzt. Das neue Photometer besteht 
nun aus nichts anderem als aus einer solchen hoch- 
empfindlichen lichtelektrischen Kaliumhydrürzelle, die 
in einen lichtdichten Kasten eingebaut ist, in Verbin- 
dung mit einem geeigneten Strommeßinstrument. Bei 
Benutzung wird der Kasten an einer Stelle geöffnet 
und diese Öffnung der zu messenden Lichtquelle zuge- 
wandt. Das Strommeßinstrument zeigt dann Ströme 
an, welche proportional der Intensität des auffallenden 
Lichts sind. Diese Zellen sind so empfindlich, daß für 
Messungen von starken Lichtquellen, z. B. Sonnenlicht, 
eine Reduzierung der Helligkeit durch geschwärzte 
Glasplatten und Blenden notwendig wird. Man kommt 
dann auch mit Zeigerinstrumenten zur Strommessung 
aus. In diesem Falle läßt sich das ganze Instrumenta- 
rium sehr kompendiös einbauen. In dieser Form ist es 
von Elster und @eitel sogar bei Freiballonfahrten mit 
Erfolg benutzt worden, wo ja an alle Instrumente sehr 
hohe Anforderungen in bezug auf Sicherheit und ge- 
ringe Raumbeanspruchung gestellt werden. Handelt es 
sich um die Messung kleinerer Lichtstärken, so ist das 
Zeigerinstrument durch ein empfindliches Spiegel- 
galvanometer zu ersetzen. Mit diesem ist es möglich, 
Lichtstärken bis zu einer Meterkerze herab messend zu 
vergleichen. Noch kleinere Lichtstärken sind der Mes- 
sung noch zugänglich, wenn man elektrostatische 
Strommeßmethoden benutzt. Es lassen sich dann noch 
Lichtstärken bis zu 4/1000 Meterkerze messen. Das In- 
strument besitzt also einen Bereich von den größten bis 
zu sehr kleinen Lichtstärken herab. Mit ihm ist ein 
sehr bequemes Instrument geschaffen worden, das die 
Aufgabe, eine Lichtquelle zu photometrieren, auf eine 
bequem auszuführende Stromstärkemessung zurück- 
führt, eine Aufgabe, die müheloser auszuführen ist, als 
die bekannten Photometer einzustellen. Es ist daher als 
eine sehr wesentliche Bereicherung unserer Meb- 
instrumente auf diesem Gebiete zu bezeichnen. Eine 
besonders wichtige Rolle wird es dann zu spielen be- 
rufen sein, wenn es gilt, viele photometrische Mes- 
sungen hintereinander auszuführen. Wenn man eine 
solehe Meßreihe mit den bisher üblichen Meßinstru- 
menten ausführen will, so tritt bald eine sehr starke 
Augenermüdung ein, man ist infolgedessen zu Pausen 
