Rt. 
“DIE 


1. Jahrgang. 
NATURWISSENSCHAFTEN 
4. April 1913: 

Heft 14. 





Die Physikalisch-Technische 
Reichsanstalt. 
Fünfundzwanzig Jahre ihrer Tätigkeit. 
4. Optik. ~ 
Von Geh. Reg.-Rat Prof. Dr. E. Brodhun, 
Mitglied der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt. 
Die Arbeiten der Reichsanstalt auf optischem 
Gebiete begannen mit photometrischen Untersuchun- 
gen. Verhältnismäßig wenig hatte sich bis dahin 
der Physiker mit den phetometrischen Aufgaben be- 
schäftigt, vielleicht weil sie auf dem Grenzgebiet 
zwischen Physik und Physiologie liegen, und so 
waren photometrische Apparate und Methoden nur 
mangelhaft durchgearbeitet. Da keins der vorhan- 
denen Photometer den Anforderungen genügte, die 
man von theoretischen Überlegungen aus an ein 
solches Instrument stellen mußte, so war man zu- 
nächst bemüht, diesem Mangel abzuhelfen. Das 
| Ergebnis war ein Photometer mit Prismenwürfel, 
| welches den bis dahin vorhandenen Photometern 
| an Empfindlichkeit überlegen war. Bei der einen 
Ausführungsform, dem Gleichheitsphotometer, wird 
auf Verschwinden der Grenze zwischen den beiden 
| a Photometerfeldern eingestellt. Außerdem wurde 
eine zweite Form, das Kontrastphotometer, ausge- 
| arbeitet, bei dem auf das gleich starke Hervortreten 
zweier beleuchteter Felder aus ihrer Umgebung ein- 
| gestellt wird. 
Sodann erfuhr die Photometerbank, um sie fiir 
| genaue Messungen geeignet zu machen, eine gründ- 
| liche Durcharbeitung. Insbesondere wurde auf die 
Beseitigung falschen Lichtes Gewicht gelegt. Durch 
| geeignete Anordnung von Blenden, die mit schwar- 
| zem Sammet überzogen sind, senkrecht zur Strahlen- 
| riehtung wurde dieser Mangel so vollkommen be- 
| hoben, daß nun in mäßig erhellten Räumen ohne 
| Fehler photometriert werden konnte und auch von 
| einer Schwärzung der Zimmerwände im allgemeinen 
| _ abgesehen werden durfte. 
Als eine ausgezeichnet konstante Vergleichs- 
| _ wenn sie weniger als normal beansprucht und mittels 
| des elektrischen Kompensationsverfahrens auf genau 
konstanter Stromstärke erhalten wird. 
Unter den Vorrichtungen zur meßbaren Licht- 
 schwächung wurde dem sog. Rotierenden Sektor 
besondere Aufmerksamkeit geschenkt, weil er er- 
hebliche Vorzüge in sich vereinigt: die der hin- 
durchgelassenen Lichtmenge proportionale Teilung, 
welche eine einfache Rechnung oder den Fortfall 
jeder Rechnung zuläßt, die Unabhängigkeit von 
der Farbe, die Möglichkeit, ihn an beliebiger Stelle 
ohne Veränderung des optischen Strahlenganges 
einzuschalten. Zunächst wurde die Gültigkeit des 
physiologischen Gesetzes (Talbotsches Gesetz), auf 
dem seine Anwendung beruht, für die größte er- 
reichbare photometrische Genauigkeit erwiesen. 







lichtquelle erwies sich die elektrische Glühlampe, 


Sodann wurden verschiedene Ausführungsformen 
ausgearbeitet, durch die während der Rotation die 
Einstellung und Ablesung ermöglicht wird. 
Mit diesen Ausrüstungen schritt man nun zu 
der eigentlichen Aufgabe, der Untersuchung der 
verschiedenen Lichtmaße. In Deutschland benutzte 
man damals als Lichteinheiten im Gasfach zwei 
verschiedene Kerzenarten, in der Elektrotechnik 
die v. Hefner-Alteneck angegebene Amylacetat- 
lampe, jetzt Hefnerlampe genannt. Als internatio- 
nale Lichteinheit war die Viollesche Einheit ange- 
nommen worden, die auf der Lichtstrahlung des 
erstarrenden Platins beruht, die aber wegen der 
Schwierigkeit ihrer Herstellung keine praktische 
Verwendung fand. Eine Vereinfachung dieser 
stellte die Siemenssche Platineinheit dar, die die 
Lichtstrahlung eines schmelzenden Platinbandes 
benutzte und ein Zehntel der Violleschen Einheit 
ergeben sollte. Unter den im Ausland benutzten 
Einheitslampen ist die alte Carcellampe, die in 
Frankreich noch jetzt im Gebrauch ist, und die in 
England damals neu eingeführte Pentandampf- 
lampe in verschiedenen Ausführungsformen zu 
nennen. Mit allen diesen Lichtmaßen hat sich die 
Reichsanstalt im Laufe der Jahre mehr oder we- 
niger beschäftigt. 
Die ersten Bemühungen waren darauf gerich- 
tet, in Deutschland ein allgemein anerkanntes 
Lichtma8 einzuführen, welches den Bedürfnissen 
der Technik genügen könnte. Es zeigte sich, daß 
die Hefnerlampe nach unwesentlichen Abänderun- 
gen, an denen v. Hefner-Alteneck selbst mitwirkte, 
diese Ansprüche am besten erfüllte. In umfang- 
reichen Untersuchungen wurde die Abhängigkeit. 
der Lichtstärke von der Flammenhöhe, den Dimen- 
sionen der einzelnen Teile der Lampe, den Verun- 
reinigungen des Brennstoffes und — was sehr 
großen Zeitaufwand erforderte — von der Be- 
schaffenheit der umgebenden Luft (Feuchtigkeit, 
Kohlensäuregehalt, Luftdruck) untersucht. Die 
Reichsanstalt übernahm auf Antrag des Deutschen 
Vereins von Gas- und Wasserfachmännern, mit dem 
sie während dieser ganzen Untersuchungen in Ver- 
bindung blieb, die Beglaubigung der Hefnerlampe. 
Dadurch, daß der genannte Verein und der Ver- 
band Deutscher Elektrotechniker die Hefnerlampe 
als alleiniges Lichtmaß annahmen, daß ferner die 
Reichsanstalt bei amtlichen photometrischen Prü- 
fungen Lichtstärken nur in Hefnerkerzen, d. h. in 
Lichtstärken der Hefnerlampe in horizontaler 
Richtung, angab, war diese Lampe in Deutschland 
als allgemeines Lichtmaß eingeführt. Sie wurde 
sogar in Genf im Jahre 1896 als internationales 
praktisches Lichtmaß angenommen; jedoch hatte 
dieser Beschluß keine weiteren Folgen. 
Eine weitere Aufgabe bestand nun darin, das 
Lichtstärkenverhältnis der Hefnerkerze zu den 
übrigen Lichteinheiten festzulegen, und zwar zu- 
nächst zu den in Deutschland gebräuchlichen Ker- 
