322 Brodhun: Die Physikalisch-Technische Reichsanstalt. 
zen, damit diese aus den Kontrakten verschwinden 
könnten. Auch das Wertverhaltnis der Hefner- 
kerze zu den gebräuchlichsten ausländischen Licht- 
maßen, der Carcellampe und der Zehn-Kerzen- 
Pentanlampe, stellte die Reichsanstalt fest. Diese 
Versuche wurden in Verbindung mit dem National 
Physical Laboratory in England und dem Labora- 
toire Central in Frankreich ausgeführt. Mehr- 
fache Bemühungen, die Hefnerkerze an die Violle- 
sche Einheit anzuschließen, wobei das Platin teil- 
weise im Gebläse, teilweise elektrisch geschmolzen 
wurde, führten zu keinem befriedigenden Ergeb- 
nis, ebensowenig lange Versuchsreihen mit der 
Siemensschen Platineinheit. 
Bei aller Anerkennung der Vorzüge der Hef- 
nerlampe für praktische Zwecke verkennt die 
Reichsanstalt deren Mängel nicht und war darum 
dauernd bemüht, ein Lichtmaß herzustellen, das 
auch weitergehenden Anforderungen, besonders wis- 
senschaftlichen genügen könnte. So wurde erfolg- 
reich versucht, eine konstante Lichtstrahlung von 
elühendem Platin mit Hilfe des Bolometers zu er- 
zielen, und zurzeit im Gange befindliche Versuche 
berechtigen zu der Hoffnung, daß man in kurzem 
durch eine Ausführungsform des „schwarzen Kör- 
pers“ zu einer alle Ansprüche in bezug auf Ge- 
nauigkeit und Zuverlässigkeit befriedigenden 
Lichteinheit gelangen wird. 
Durch die Arbeiten der Reichsanstalt über die 
Hefnerlampe war Deutschland das erste Land, wel- 
ches eine allgemein anerkannte, genau untersuchte 
Lichteinheit besaß und dessen photometrische Mes- 
sungen damit auf eine sichere Grundlage gestellt 
waren. Erleichtert wurde die Einführung der 
Hefnerlampe dadurch, daß sich namentlich in der 
Elektrotechnik mehr und mehr die Gewohnheit 
einführte, an Stelle der Hefnerlampe selbst elek- 
trische Glühlampen, die von der Reichsanstalt in 
Hefnerkerzen ausgewertet sind, als Normallampen 
bei photometrischen Messungen zu benutzen. Die 
Prüfung solcher elektrischen Normallampen ist ein 
noch umfangreicheres Arbeitsgebiet des photo- 
metrischen Laboratoriums als die Beglaubigung 
von Hefnerlampen. 
Der gewaltige Aufschwung, den das Beleuch- 
tungswesen gerade in den letzten 25 Jahren ge- 
nommen hat, brachte es mit sich, daß auch in bezug 
auf Beleuchtungsmittel die Prüftätigkeit der 
Reichsanstalt sich dauernd ausdehnte. Um hier 
den Ansprüchen der Technik genügen zu können, 
mußten die Einrichtungen wiederholt erweitert, 
Methoden ausgebaut und Meßapparate konstruiert 
werden. In letzterer Beziehung sei ein Universal- 
photometer mit einer der zu messenden Lichtstärke 
proportionalen Teilung und ein Apparat zur Be- 
stimmung der räumlichen Lichtverteilung bei fest- 
stehender Lampe erwähnt. 
Eine andere Gruppe von Untersuchungen, bei 
denen die Reichsanstalt wie bei den photometri- 
schen dauernd mit der Praxis in Fühlung gewesen 
ist, sind die saccharimetrischen. Für die Bewer- 
tung des Zuckers verwendet man seine Drehung der 
Polarisationsebene und benutzt dabei in Deutsch- 
land wie in vielen anderen Ländern Saccharimeter 
| Die Natur- 
wissenschaften 
mit Ventzkescher Teilung. Der Hundertpunkt 
dieser Teilung ist definiert durch die Drehung 
einer Normalzuckerlösung (26 g in 100 cem Wasser 
von 20°) in einem 20-cm-Rohr. Zur Kontrolle der 
Angaben dieser Apparate dienen wegen der Schwie- 
rigkeit, die Normallösungen herzustellen, senkrecht 
zur Achse geschliffene Quarzplatten. 
Um die Grundlagen für Prüfungen auf diesem 
Gebiete zu gewinnen, mußte sich die Reichsanstalt 
zunächst mit einer genauen Untersuchung der 
Drehung des reinen Zuckers bei der Konzentration 
der Normallösung beschäftigen und zwar, da die 
Messungen in der Praxis gewöhnlich nicht bei der 
Normaltemperatur ausgeführt werden können, für 
einen größeren Temperaturbereich um 20° herum. 
Die Genauigkeit, die hierbei angestrebt werden 
mußte, war sehr hoch, denn bei den großen Sum- 
men, die häufig beim Zuckerhandel in Frage kom- 
men, muß die Empfindlichkeit der Methoden aufs 
äußerste ausgenutzt werden. Z. B. würde ein Feh- 
ler von nur 0,1% den Verkaufswert der jährlichen 
Zuckerproduktion Deutschlands ungefähr um eine 
halbe Million Mark verändern. 
Das erste Ergebnis war, daß die spezifische 
Drehung des Zuckers nicht, wie bis dahin in der 
Technik angenommen wurde, von der Temperatur 
unabhängig ist, sondern einen für praktische 
Zwecke nicht zu vernachlässigenden Temperatur- 
koeffizienten besitzt. Ferner wurde der absolute 
Wert der spezifischen Drehung des Zuckers be- 
stimmt; jedoch ist diese Zahl bisher nicht mit der 
wünschenswerten Genauigkeit von 0,01% ermittelt 
worden, weil es noch nicht gelungen ist, Zucker 
von der dafür nötigen Reinheit zu erhalten oder 
herzustellen. 
Neben dem Zucker spielt der Quarz in der 
Saccharimetrie eine große Rolle, nicht allein 
wegen der schon erwähnten Kontrollquarzplatten, 
sondern auch wegen der Quarzkeilkompensation, 
die sich in jedem Saccharimeter befindet. Deshalb 
war der Quarz und seine Drehung ein weiterer 
wichtiger Untersuchungsgegenstand. Es wurde die 
Drehung des Quarzes und ihre Abhängigkeit von 
der Temperatur sorgfältig bestimmt. Ferner wur- 
den Methoden und Apparate ausgearbeitet oder 
vervollkommnet, um die optische Reinheit des 
Quarzes und die Lage seiner optischen Achse, so- 
wie bei Kontrollplatten die Planheit und Paral- 
lelität der Grenzflächen mit ausreichender Ge- 
nauigkeit zu prüfen. 
Die vorstehenden Untersuchungen wurden 
mit monochromatischem Licht ausgeführt. Da 
aber die Technik nicht mit solchem, sondern mit 
gemischtem Licht arbeitet, wurden ferner Versuche 
über die Abweichungen angestellt, die durch die 
Verwendung gemischten Lichtes wegen der ver- 
schiedenen Rotationsdispersion des Quarzes und 
des Zuckers entstehen. 
Der Nutzen, den die Technik von diesen Arbeiten 
hat, beruht weniger auf der Prüfung von Sacchari- 
metern, da die Zuckerchemiker deren Teilung mit 
Hilfe von Quarzplatten dauernd selbst prüfen, son- 
dern in der Prüfung solcher Quarzplatten. Die älte- 
ren Platten, die vor den Arbeiten der Reichsanstalt 
- 

u re 
Pr 
—“—— er 
