354 
gramme der Röntgenstrahlen, oder besser ausge- 
drückt, die Röntgenogramme in einem Moment zu 
erhalten, wirkt die Bewegung nicht störend. 
Wir sind bei der heutigen Technik imstande, 
fast alle Teile des menschlichen Körpers in unge- 
fähr 1/ıoo Sekunde aufzunehmen. Nur bei beleib- 
teren Personen bestehen, insbesondere für die Dar- 
stellung der Magen-Darm-Organe, noch Schwierig- 
keiten, die aber weniger ins Gewicht fallen, da in- 
folge der Trägheit der unwillkürlichen Bewegungen 
dieser Organe die leichter erreichbaren Expositions- 
zeiten von 4/49—*/19 Sekunden genügen. 
Das Ziel, Momentaufnahmen zustande zu brin- 
gen, wurde im wesentlichen durch zwei Neuerungen 
erreicht: durch Momentschalter für geeignete 
Hochspannunesströme, mit welchen die Röntgen- 
röhre betrieben wird und durch eine neue Art hoch 
empfindlicher, gut zeichnender Verstarkwngs- 
schirme, welche die Wirkung der Strahlen auf die 
photographische Platte um das Achtfache und mehr 
vergrößern. 
Die wirksame Substanz dieser neuen Schirme 
scheint, wie bei den alten, die sich wegen ihrer grö- 
beren Zeichnung nicht bewährten, aus wolfram- 
saurem Calcium zu bestehen. Die genaue Zusam- 
mensetzung wird geheim gehalten. Der Ver- 
stärkungsschirm wird bei der Bestrahlung auf die 
Platte gelegt, wo er in bläulichem Fluoreszenzlicht 
aufleuchtet und dadurch den photographischen Ein- 
fluß der Röntgenstrahlen vermehrt. 
Die elektrischen Ströme, mit denen man die 
Röntgenröhren betreiben muß, besitzen wegen des 
großen Widerstandes der Röhren eine sehr hohe 
Spannung. Früher baute man die Röntgenapparate 
von dem Gesichtspunkt aus, daß eine möglichst hohe 
Spannung erzielt werde. Die Stromstärke wurde 
vernachlässigt. Die modernen Rontgenapparate 
sind dagegen so gebaut, daß sie nur eine so hohe 
Spannung liefern, wie sie benötigt wird, um den 
Strom durch die Röntgenröhre zu treiben. Im 
übrigen sieht man lediglich darauf, daß die elektri- 
schen Ströme eine möglichst große Stärke er- 
reichen. Es liegt in der Natur der Apparate, welche 
die niedrige Spannung der Stromquellen (elektri- 
sche Zentrale, Akkumulatoren usw.) auf die er- 
forderliche Höhe bringen, also den Strom zweck- 
mäßig umformen sollen — sie werden Hochspan- 
nungstransformatoren genannt —, daß sie Wechsel- 
strom liefern. Die Röntgenröhre dagegen bedarf 
eines gleichgerichteten Stromes. Falls die ent- 
gegengesetzt gerichteten Ströme auch qualitativ 
verschieden ablaufen (Funkeninduktoren), so muß 
man die ungünstige Stromart vernichten oder, wie 
man sagt, „drosseln“. 
Falls sich die beiden verschieden gerichteten 
Ströme sonst im Wesen gleichen (Funkentrans- 
formator), kann man sie ohne Mühe auf mechani- 
schem Wege gleichrichten und so den Apparat 
besser ausnutzen. Die Vorrichtungen zur Drosse- 
lung selbst intensiver Gegenströme sowie die 
mechanischen Gleichrichter sind bereits zu einer 
großen Vollkommenheit gediehen. 
Die schnellsten Aufnahmen können nur zu- 
stande kommen, wenn es gelingt, aus den elektri- 
Levy-Dorn: Uber den gegenwärtigen Stand der ärztlichen Röntgenkunde. 
Die Natur- 
schen Stromquellen sehr große Strommengen in den 
Röntgenapparat zu leiten, um bei Unterbrechung 
des Stromes einen genügend starken Induktions- 
schlag zu erzielen. Der ganze Vorgang, vom Beginn 
des Einleitens des elektrischen Stromes bis zum 
Aufblitzen der Röntgenröhre, nimmt daher eine ver- 
hältnismäßig große Zeit in Anspruch. So kommt 
es, daß die Momentaufnahmen nur langsam hinter- 
einander wiederholt werden können — ein Nachteil, 
der besonders für die kinematographische Aufein- 
anderfolge schwieriger Aufnahmen ins Gewicht fällt. 
Die Expositionen von Aufnahmen, welche kein sehr 
starkes Röntgenlicht benötigen, bieten der heutigen 
Technik überhaupt keine Schwierigkeiten mehr, 
auch dann nicht, wenn man sie schnell wieder- 
holen will; dagegen lassen die Apparate zum Aus- 
wechseln der für die Röntgenographie notwendigen 
eroßen Platten noch zu wünschen übrig. Die höch- 
ste Wechselzahl, welche bisher erreicht wurde, be- 
trägt sechs in der Sekunde. Die Röntgenkinemato- 
graphie hat weniger für praktische Zwecke als für 
wissenschaftliche Untersuchungen Vorteil gebracht. 
Ihrer allgemeinen Einführung ist auch, abgesehen 
von den Unkosten, durch die naheliegende Ver- 
brennungsgefahr für den Kranken eine Grenze ge- 
setzt. Es ist daher bisweilen zweckmäßig, statt eine 
vollständige kinematographische Aufnahme anzu- 
fertigen, sich gleichsam mit einer Stichprobe der- 
selben zu begnügen, d. h. nur wenig Phasen eines 
Bewegungsvorgangs aufzunehmen. Dabei kann man 
unter Umständen die Plattenwechselmaschinen ganz 
entbehren, indem man die verschiedenen Aufnahmen 
auf dieselbe photographische Platte wirft, wo sie 
sich genügend differenzieren (Polygramme). 
Für den Praktiker kommt die Momentaufnahme 
hauptsächlich in Betracht, falls er unruhige Per- 
sonen, insbesondere Kinder, untersuchen oder un- 
willkürliche Bewegungen, z. B. des Magens, des 
Darms, ausschalten sowie zum Vergleich mit dem, 
Menschen Tiere betrachten will. 
Ein besonderes Gebiet bildet dann noch die 
Stereoskopaufnahme von Organen, die schwer auf 
längere Zeit ruhig gestellt werden können. Denn 
da für stereoskopische Zwecke zwei Aufnahmen 
hintereinander angefertigt werden müssen, so ist 
es klar, daß dieselben um so seltener durch Be- 
wegungen des Objektes irgendwelcher Art gestört 
werden, je schneller die Aufnahmen aufeinander- 
folgen. Wir verfügen heute über gute Apparate, 
welche die für die Stereoskopie nötige Verschiebung 
der Röntgenröhre und Auswechslung der photo- 
graphischen Platte automatisch besorgen. 
Im allgemeinen empfiehlt es sich, die Moment- 
aufnahmen nur auf die notwendigsten Fälle zu be- 
schränken und in der Regel Zeitaufnahmen zu 
machen, die sicherer gelingen und ‚kräftiger dureh- 
gearbeitet‘ erscheinen. 
Die Hauptfortschritte der Röntgendiaenostik 
kamen in den letzten Jahren den Verdauungs+ 
organen zu gute. Diese sind als Hohlorgane nur 
dann der Untersuchung durch die Strahlen zu- 
gängig, wenn sie mit einem Kontrast bildenden In- 
halt versehen werden. Theoretisch kommen sowohl 
Materialien in Betracht, die leichter durcheängie 

er Loe 7a cee aeteettee 

ah 

wre 





