




nen] 
80. 5. 1918 
Scheibe geschleudert. Traf der Quecksilberstrahl ein 
Kontaktstück, so erfolgte der Stromschluß. In den neuen 
Quecksilberunterbrechern bildet sich in einem rotierenden 
Gefäß von etwa Kugelgestalt infolge der Zentrifugalkraft 
ein Quecksilberring, in den eine exzentrisch gelagerte, 
umlaufende Scheibe mit Kontaktstücken eintaucht. Man 
braucht bei ihnen eine viel geringere Quecksilbermenge 
und hat durch Verschiebung der Kontaktscheibe es leicht 
in der Hand, die Kontaktdauer beliebig zu ändern. Auch 
hier tritt natürlich eine Schließungsinduktion auf, die 
man aber durch richtige Wahl der primären Selbstinduk- 
tion und des primären Widerstandes leichter klein halten 
kann, als beim Wehneltunterbrecher. Eventuell ver- 
wendet man auch hier eine Ventilröhre. 
3. Das Streben, die Schließungsinduktion, die die 
Röhren durch Zerstäuben der Antikathode schnell un- 
brauchbar macht, überhaupt zu beseitigen, hat zur Kon- 
struktion eines anderen Apparates geführt, der voll- 
kommen von dem Prinzip des Induktorbetriebes abweicht. 
Diese neue Betriebsform wurde wohl zuerst von Snookes 
in die Praxis eingeführt. Bei ihr wird der gewöhnliche 
Zentralenwechselstrom und zur Erzeugung der Hoch- 
spannung ein Transformator benutzt. Der so erzeugte 
hochgespannte Wechselstrom wird dann durch eine Kon- 
taktvorrichtung in pulsierenden Gleichstrom umgewan- 
delt, der der Röntgenröhre zugeführt wird. Da dieser 
Sekundärstrom sehr hohe Spannung hat, so ist die 
Konstruktion eines derartigen Kommutators technisch 
mit ziemlichen Schwierigkeiten verbunden. Im Prinzip 
ist die Anordnung ziemlich einfach. Es ist ein Umschal- 
ter, der mittels Synehronmotors betrieben wird und im 
Takte des Wechselstromes die Stromumkehr durch ro- 
tierende, hochisolierte Kontaktstücke bewerkstelligt. 
Man hat es demnach bei diesen Hochspannungs- 
gleichrichtern nur mit einer Stromrichtung zu tun. Von 
einer Schließungsinduktion kann hier keine Rede mehr 
sein; durch die Röhre fließt tatsächlich nur Strom einer 
Richtung. Damit schien ein Idealapparat erreicht. (Tat- 
sächlich bezeichnet eine Firma den von ihr nach dieser 
Methode gebauten Apparat mit dieser Bezeichnung.) 
Aber auch hier tritt eine unangenehme Begleiterschei- 
nung auf, so daß auch diese Ausführungsform ihre Nach- 
teile hat. Es zeigt sich nämlich, daß bei dieser Betriebs- 
art die Erhitzung der Antikathode eine sehr große ist. 
4. Was die Frage nach der Erhitzung der Antikathode 
im allgemeinen betrifft, so hat sich gezeigt, daß bei der 
Umwandlung des Kathodenstrahls in Röntgenstrahlen 
auf der Antikathode der Röntgenröhre um so mehr 
Wärme erzeugt wird, d. h. daß von der Kathodenstrahlen- 
energie um so mehr in schädliche Wärmeenergie und um 
so weniger in nutzbare Röntgenstrahlenenergie umgewan- 
delt wird, je mehr sich der durch die Röntgenröhre flie- 
ßende Strom dem Gleichstromcharakter nähert. . Daher 
hat sich auch der reine Gleichstrombetrieb, bei dem eine 
Starkstrominfluenzmaschine als Stromquelle dient, in 
der Réntgentechnik überhaupt nicht einführen können. 
Um möglichst wenig Wärme und möglichst viel Rönt- 
genstrahlen in der Röntgenröhre entstehen zu lassen, ist 
es zweckmäßig, dem Strom durch die Röhre eine der- 
artige Gestalt zu geben, daß ganz kurze, sehr intensive 
Stöße erfolgen, zwischen denen eine relativ lange Pause 
liegt. 
Von diesem Gesichtspunkt aus steht der Hochspan- 
nungsgleichrichter mit seinem pulsierenden Gleichstrom 
dem reinen Gleichstrombetrieb am nächsten und ist damit 
für die Erwärmung der Antikathode relativ ungünstig. 
Besser ist in dieser Hinsicht der Induktorbetrieb mit 
Unterbrecher. Von einer neuen Betriebsform hat Boas 
Einzelheiten mitgeteilt, die zeigen, daß es ihm geglückt 
ist, eine Dynamomaschine zu bauen, die einen Wechsel- 

Besprechungen. | 529 
strom von einer derartigen Kurvenform liefert, daß in 
einem mit diesem Strom betriebenen Transformator in 
der Sekundärwicklung einzelne aufeinanderfolgende 
Stromstöße einer Richtung entstehen. Die unten be- 
schriebenen, modernen Einzelschlagaufnahmen stellen 
unter diesem Gesichtspunkt einen weiteren Schritt vor- 
wärts dar. 
5. Während alle die bisher erwähnten Betriebsformen 
zunächst für die gewöhnlichen Zeitaufnahmen bestimmt 
waren und benutzt wurden, hat in der jüngsten Ent- 
wicklung ein neuer Gedanke wichtige Fortschritte in 
technischer Beziehung gezeitigt. Die Durchschnittszeit- 
aufnahme verlangte bisher eine Expositionsdauer von 
etwa einer halben Minute. Es zeigte sich, daß dabei 
alle Aufnahmen von Organen, die im Innern des mensch- 
lichen Körpers in Bewegung sind, unscharf wurden. So 
waren bei diesen Zeitaufnahmen z. B. die Ränder des 
Herzens vollkommen verwaschen. Um hier scharfe Bil- 
der zu erhalten, war eine Momentröntgenphotographie 
nötig. Die im Schwenterschen Buch gegebene Zusam- 
menstellung der hier ausgeführten Methoden gibt einen 
Überblick über die bisher gemachten Versuche. 
Um dies Ziel zu erreichen, war es vor allem nötig, 
der Röntgenröhre in der Zeiteinheit eine bedeutend 
größere Energie zuzuführen, als sie bisher zugeführt er- 
halten hatte. Dies ließ sich bei dem alten Induktorbe- 
trieb nur schwierig ermöglichen. Von einigen Firmen 
ist es auch hier durchgeführt, indem man zur Verstär- 
kung des Primärstromes mehrere Wehneltunterbrecher 
parallel schaltete oder den Stift des Wehneltunter- 
brechers sehr dick machte. Besser ließ sich die Energie 
steigern bei den Hochspannungsgleichrichtern, da hier 
einfach durch. Umschaltung der Primärspule oder Aus- 
schaltung von Widerstand primär eine stärkere Be- 
lastung sekundär zu erreichen war. Man kam in allen 
diesen Fällen zu einer Röntgenstrahlenenergie, die Mo- 
mentaufnahmen möglich werden ließ. 
6. Die Hauptfrage war die, wie der eigentliche Me- 
chanismus der Momentaufnahme, d. h. die Einrichtung, 
mittels der der photographischen Platte die Röntgen- 
strahlenenergie nur für eine ganz kurze Zeit zugeführt 
wurde, technisch zu gestalten war. 
Die Technik der gewöhnlichen Photographie zeigt 
hier zwei verschiedene Wege: Entweder kann man einen 
Momentverschluß anwenden oder eine dem Blitzlichtver- 
fahren analoge Methode. 
7. Beide Wege werden in der Röntgentechnik begangen. 
Während aber in der gewöhnlichen photographischen 
Technik das Blitzlichtverfahren nur geringe und das 
Momentverschlußverfahren die größte Bedeutung erlangt 
hat, ist es hier gerade umgekehrt. An sich ist der Mo- 
mentverschluß ja das technisch einfachste Mittel, um 
zum Ziel zu kommen. Handelt es sich aber darum, einen 
Röntgenstrahl abzublenden, so treten große Schwierig- 
keiten auf. Bei der großen Durchdringungsfähigkeit der 
Röntgenstrahlen durch fast alle Stoffe wäre nur ein aus 
dieken Bleiplatten gefertigter Momentverschluß zu ge- 
brauchen. Rosenthal hat nach dieser Methode gearbeitet. 
Er ließ vor der Röntgenröhre eine dicke Bleischeibe ro- 
tieren, die einen Ausschnitt hatte. Es gelang ihm nach 
dieser Methode bei geeigneten Versuchsbedingungen Mo- 
mentaufnahmen in 1/s6oo Sekunde zu machen. 
8. Die dem Blitzlichtverfahren entsprechende Me- 
thode hat eine größere Bedeutung erlangt. Es war dabei 
nötig, eine Anordnung zu finden, die die Röntgenröhre 
nur eine überaus kurze Zeit mit größter Energie auf- 
leuchten ließ. Hier haben zwei Wege zum Ziel geführt. 
Bei der ersten Gruppe von Ausführungen werden die 
alten Betriebsformen, speziell die Hochspannungsgleich- 
