ris ;] ay Scheel: 











3 der Phyikalisch-Technischen Reichsanstalt in’ den 
ersten 25 Jahren ihres Bestehens geschildert wor- 
1 den. Ein Bericht über die Tätigkeit in jedem Ka- 
lenderjahre wird alljährlich seitens des Präsidenten 
der Anstalt dem Kuratorium erstattet und erscheint 
_ alsdann im Auszug in der der Reichsanstalt nahe- 
stehenden „Zeitschrift für Instrumentenkunde“. 
Auch über die Tätigkeit im Jahre 1912 ist ein 
_ soleher Bericht in der genannten Zeitschrift 
8; 8498, 111-130, 153—172 veröffentlicht wor- 
_ den, dem das Folgende entnommen ist. Da- 
bei ist auf die Prüfungstätigkeit der Reichsanstalt, 
deren Umfang aus jenen vier genannten A riikein 
5 ersichtlich ist, im allgemeinen hier nicht mehr ein- 
gegangen. 
Wir beginnen mit der Besprechung der Tätigkeit 
der ersten, physikalischen Abteilung, die von Prü- 
* fungsarbeiten ganz frei ist und sich nur der wissen- 
schaftliehen Forschung zu widmen hat. 
Unter den Arbeiten aus dem Gebiete der 
Mechanik und Warmelehre werden zuerst diejenigen 
erwähnt, die sich auf den weiteren Ausbau der 
praktischen Temperaturskale beziehen. Es sind das 
_ Vergleichungen von Widerstandsthermometern mit 
_ dem Wasserstoffthermometer zwischen 0° und —190°. 
Da in diesem Bereich der Widerstand des Platins eine 
| verwickelte Funktion der Temperatur ist, so war es 
| nicht ausreichend, die Vergleichung in den leicht 
__herstellbaren Bädern der flüssigen Luft und des 
" Gemisches aus fester Kohlensäure und Alkohol vor- 
F _ zunehmen. Es gelang einen für den vorliegenden 
Zweck geeigneten Flüssigkeitsthermostaten zu kon- 
Bm der jede Temperatur zwischen 0° und 
150° zu erzeugen und beliebig lange auf 0,02 
bis 0,03 ° konstant zu halten gestattet. Die absolute 
Genauigkeit der gasthermometrischen Temperatur- 
messung betrug dann mindestens 0,04°. Vier mit 
dem Wasserstoffthermometer verglichene Platin- 
_ widerstandsthermometer lieferten bis auf 01% 
übereinstimmende Werte für das Verhältnis 
 R=r/r, der zu den Temperaturen f° und 0° ge- 
_ hérigen Widerstände. Die von Callendar aufgestellte 
quadratische Beziehung zwischen Widerstand und 
Temperatur erwies sich bis zu —40° als giiltig. 
_ Unterhalb dieser Grenze liefert sie zu niedrige 
a Temperaturen und zwar bei —100° um etwa 0,2°, 
bei —200° um etwa 2°. Bei Benutzung weniger 
reinen Platins zeigte es sich, daß die Größen R der 
einzelnen Thermometer bei tiefen Temperaturen 
um so mehr voneinander abweichen, je mehr dies 
bei 100° der Fall ist, d. h. also, je mehr sich ihre 
i zwischen 0° und 100° gemessenen mittleren Tem- 
a peraturkoeffizienten 
if 

= 
| 
+ 
5 
+ 
* 
bi 
Bil 
100 79 
unterscheiden. Beträchtlich vermindert erscheinen 
_ die Unterschiede, wenn man die Platintemperaturen 
R—1 
a 
miteinander vergleicht; bei den untersuchten 
Platinthermometern betrugen diese Differenzen bis 
zu 0,5°% Zur Reduktion verschiedener Thermometer 
_ aufeinander ließ sich innerhalb der Grenzen der 


= 
Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1912. 741 
Beobachtung zwischen ihren Platintemperaturen 
ft,’ und tp die Beziehung 
(tp' — tp) = C tp (tp — 100) 
aufstellen, wo ce eine Konstante ist, die experimentell 
ermittelt werden muß. Aus der vorstehenden 
Gleichung leitet man für den Unterschied R’—R 
des Widerstandsverhältnisses zweier Platinthermo- 
meter den Ausdruck 
R—R=A(R—D)+B(R—)1) 
ab, wenn man 
ac 
he (1— 100 ¢)—1 und B= 
setzt. Diese Beziehung ermöglicht es, nach 
eingehender Eichung eines Thermometers sofort 
eine Eichungstabelle für jedes bei nur einer Tem- 
peratur mit ihm verglichene andere Thermometer 
aufzutellen. — Einige mit Bleiwiderstandsthermo- 
metern angestellte Versuche lehrten, daß im Gegen- 
satz zum Platin bei diesen durch Abkühlen und Er- 
wärmen permanente Änderungen des Widerstandes 
auftreten, die sich bei dem einen Material auf einige 
Hunderttausendstel beliefen. Das andere wegen 
seines um 1,5 % kleineren Temperaturkoeffizienten 
als weniger rein angesehene Blei zeigte besonders 
beim Erwärmen auf 100° erheblich stärkere Än- 
derungen. 
Über Versuche betreffend die spezifische Wärme 
von Gasen in tiefer Temperatur soll in einem be- 
sonderen Artikel in einem der kommenden Hefte 
dieser Zeitschrift berichtet werden. Dagegen sei 
über Messungen der spezifischen Wärme von Gasen 
bei hohen Drucken folgendes mitgeteilt. Die Ver- 
suche zur Bestimmung der mittleren spezifischen 
Wärme der Luft zwischen 20 und 100° wurden zu- 
nächst bis zum Druck von 50 at durchgeführt. Um 
die Unterschiede im Wärmeverlust des Kalorimeters 
bei verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten zu 
bestimmen, wurde das Temperaturgefälle, sowohl im 
Eintrittsrohr wie im Austrittsrohr des Kalorimeters 
mit Thermoelementen gemessen. Aus dem Tem- 
peraturgefälle längs der Rohrwand und ihrem 
Wärmeleitvermögen ergibt sich die Veränderlichkeit 
der Ableitung, die von der größten Strömungsge- 
schwindigkeit (36 kg Luft/Stunde) bis zur kleinsten 
(8 kg/Stunde) um etwa 2 keal/Stunde variiert. 
Ebenso sind die Wärmemengen, die durch die auf den 
Rohren angebrachte Isolierschicht hindurchgehen, 
bei den verschiedenen Strömungsgeschwindigkeiten 
um etwa 1 kcal/Stunde veränderlich, was ebenfalls 
berücksichtigt wurde. Der unveränderliche Teil 
der Wärmeverluste betrug etwa 5 keal/Stunde, wäh- 
rend im ganzen 200 bis 700 keal/Stunde elektrisch 
zugeführt wurden. Bisher sind 21 Versuche an- 
gestellt, nämlich 6 bei 1 at, 9 bei 25 at und 6 bei 
50 at. Sie ergeben im Mittel für die Temperatur 
von 60° eine Zunahme der spezifischen Wärme von 
1 oo für eine Drucksteigerung von 1 at. Dies Er- 
gebnis ist mit den Beobachtungen von Regnault ver- 
einbar. Die Genauigkeit seiner Versuche, die bei 
Drucken zwischen 1 und 12 at angestellt wurden, 
ließ allerdings mit Sicherheit keine Veränderung 
