742 Scheel: Die Tätigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1912. | Die Natur- 
mit dem Druck erkennen. Die Beobachtungen von 
Lussana ergeben einen viel größeren Wert: für 
Drucke zwischen 1 und 50 at fand er 6% Zu- 
nahme auf die Atmosphäre. 
Als Vorarbeiten für die Bestimmung der Zu- 
standsgleichung von Argon sind mit der schon 
früher beschriebenen Apparatur mit einer Ge- 
nauigkeit von 1/, %99 die Isothermen von trocke- 
ner, kohlensäurefreier Luft bei 0° für Drucke 
zwischen 19 und 152 m Quecksilber und bei 
100° für Drucke zwischen 19 und 76 m Queck- 
silber festgelegt worden. Alle Drucke sind mit der 
Druckwage gemessen. — Zur Kontrolle des Hoch- 
druckvolumens wurden bei 0° die pv-Werte mit 
zwei verschiedenen Piezometern bestimmt. Zur 
Kontrolle des Niederdruckvolumens und der Nie- 
derdruckmessung wurde mit dem Glaskolben die 
Isotherme von Luft bei 15 zwischen 1/; m und 1 m 
Quecksilber ermittelt. Die Resultate stimmen auf 
0,1 °/o9 mit den Chappuisschen Werten für Stick- 
stoff von 15° überein. Die Grenze der Genauigkeit 
der vorliegenden p v-Bestimmung liegt hauptsäch- 
lich darin, daß der wirksame Querschnitt der Druck- 
wage nur auf rund 0,3 °/o9 genau zu erhalten ist. 
Unter den elektrischen Arbeiten sind Wider- 
standsmessungen an Normalen erwähnenswert. 
Normalwiderstiinde des Bureau of Standards in 
Washington sind, nachdem sie inzwischen in Eng- 
land, Frankreich und Amerika verglichen worden 
waren, abermals an die Reichsanstalt gelangt, von 
wo sie über Frankreich und England wieder nach 
Amerika zuriickgesandt wurden. Die Messungen in 
den verschiedenen Laboratorien zeigen eine so gute 
Übereinstimmung, als man es erwarten kann, so daß 
hieraus ein Rückschluß auf die Unveränderlichkeit 
und Übereinstimmung der Widerstandseinheiten der 
vier in Betracht kommenden Länder gezogen werden 
kann. 
Von Messungen internationalen Charakters an 
Normalelementen wurde im Berichtsjahr nur eine 
ausgeführt, indem eine Anzahl Normalelemente des 
Laboratoire Central d’Electrieit& in Paris mit der 
Spannungseinheit der Reichsanstalt verglichen 
wurde. Die Abweichungen der Elemente über- 
stiegen nicht die gewohnten Grenzen von wenigen 
Hunderttausendsteln, so daß auch hier auf eine aus- 
reichende Unveränderlichkeit der Einheiten in bei- 
den Ländern geschlossen werden darf. 
Eine andere Arbeit elektrischen Charakters be- 
schäftigt sich mit der Ausarbeitung eines Verfah- 
rens, welches das magnetische Verhalten des Eisens 
für hohe Frequenzen quantitativ zu untersuchen ge- 
stattet. Die Notwendigkeit, bei diesen Unter- 
suchungen einen zuverlässigen, mit photographischer 
Registrierung versehenen Hochfrequenz-Oscillo- 
graphen für kleine Schwingungsamplituden zu ver- 
wenden, führte zur Berechnung und Konstruktion 
einer Braunschen Röhre unter Benutzung der 
neuesten Erfahrungen. Der Oscillograph ist außer- 
ordentlich empfindlich und gestattet Momentauf- 
nahmen bis zu 4/;9 Sekunde, erlaubt also, auch labile 
Schwingungsvorgänge photographisch zu fixieren. 
Für die photochemische Desozonisierung wurde 
das Verhältnis der zerstörten Ozonmenge zu der ab- 
wissenschaften 
sorbierten Strahlung bestimmter Wellenlängen 
untersucht, wobei die Ozonkonzentration zwischen 
0,5 und 11 Vol. % variierte. Die höheren Ozonkon- 
zentrationen erhielt man durch Ozonierung in Sie- 
mensröhren bei —79°. Das genannte Verhältnis 
ergab sich, mit der Ozonkonzentration von 1% Kon- 
zentration ab aufwärts wachsend, größer in feuchtem 
als in trockenem Gas, in trockenem Gas um so 
größer, in je höherem Maß der Sauerstoff durch 
Stickstoff ersetzt wurde. Eine Lösung von Ozon in 
nahezu reinem Stickstoff erhielt man, indem man 
Ozon bei —175 ® verflüssigte, den Sauerstoff durch 
Stickstoff vertrieb und alsdann unter Temperatur- 
steigerung mittels einer Heizspule das Ozon in 
einen Stickstoffstrom hinein verdampfte. 
Die Diffusion von Metallen in Glas, über deren 
experimentelle Beobachtung weiter unten berichtet 
wird, wurde unter bestimmten Annahmen theoretisch 
untersucht. a 
Von den Arbeiten aus dem Gebiete der Strahlung — 
ist diejenige über die Bestimmung der Konstanten c 
des Strahlungsgesetzes schwarzer Körper abgeschlos- 
sen und veröffentlicht. Für Normalbestimmungen — 
kommt nur die Methode der Isochromaten in Be- © 
tracht. Bei Versuchen mit dem offenen Strahler 
nach Lummer und Kurlbaum wurden immer die- — 
selben Temperaturen T, und Ts thermoelektrisch re- 
produziert, dabei das im Strahler befindliche Ther- | 
moelement nach Bedarf an ein als unveränderlich er- 
wiesenes Normalthermoelement angeschlossen. Es 
war Tı = 1337° + 1°, nämlich um 1,2 ° höher als? 
der Goldschmelzpunkt, für welchen nach Day und 
Sosman T = 1335,80 angenommen wurd. Tr 
wurde nicht, wie bisher üblich, unabhängig von Tı, 
sondern aus T, nach dem Verschiebungsgesetz radio- 
metrisch bestimmt. Dies hat den wichtigen Vorteil, 
daß Fehler in ce wegen unrichtiger Bestimmung von 
T, im Verhältnis (73 — T,) / Ts verkleinert werden. 
Ebenso vermindern sich die Fehler wegen unvoll- 
kommener Schwärze, welche sowohl Ts wie das. 
Intensitätsverhältnis qo: bei Ts und T, zu groß er- 
scheinen lassen, so daß zwei Fehler sich teilweise 
kompensieren. Aus Versuchen mit Quarzprismen 
ergab sich T, — 1673,4° + 0,6%. Photometrisch 
wurde für X — 0,6563 gefunden log qo — 1,431, 
woraus ¢ — 14385 folgt. Im Mittel ergibt sich aus 
dem Wert bei X = 0,6563 und Werten bei vier 
Wellenlängen im Ultrarot mit einem Quarzprisma 
von 60° ¢ = 14381. — Mit diesem Prisma wurden 
auch Versuche bei höheren Temperaturen unter An- 
wendung eines Vakuum-Kohlestrahlers vorgenom- 
men. Die Einstellung des Kohlestrahlers auf Tı 
erfolgte, indem man das Verhältnis der prismati- 
schen Intensitäten bei zwei Wellenlängen (X = 1,132 
und 1,709) in ihm auf denselben Wert brachte, 
welchen der offene Strahler nach thermoelektrischer 
Einstellung auf 1673,4° zeigte. Das Ergebnis war 
ce = 14370 +40 und /nT= 2894 +8. 
Die Unsicherheit + 40° rührt besonders von Un- 
sicherheiten in T, und Ts her. — Die c-Werte aus 
Isothermen stimmen hiermit hinreichend überein, 
scheiden aber für Normalbestimmungen aus. Die 
folgende Tabelle dient zur Vergleichung des ge- 
as Oo 










