744 Scheel: Die Tatigkeit der Physikalisch-Technischen Reichsanstalt im Jahre 1912. [ Die Kap 
zwischen Rechnung und Beobachtung bestehen 
bleiben, die aufzuklären sind. 
Weitere Arbeiten des Starkstromlaboratoriums 
haben wesentlich elektrotechnisches Interesse und 
mögen darum hier nur kurz aufgezählt werden: Ver- 
wendung eines Wandlers vor dem Nullinstrument 
einer Wechselstrombrücke, Messung des Phasen- 
winkels von Widerständen, Bau eines Normal-Luft- 
kondensators, Untersuchungen über den Energie- 
verlust in Dielektriken, Bestimmung der Dielektrizi- 
tätskonstanten fester Körper mit Hilfe eines Drei- 
platten-Kondensators mit geerdeten äußeren Be- 
legungen, dessen Kapazität unabhängig von der Um- 
gebung, also eindeutig definiert ist; ferner Unter- 
suchung von Ferraris-Meßgeräten, Untersuchung 
über den Einschaltstromstoß und Vorkontaktwider- 
stand beim Transformator, Konstruktion eines ma- 
genetischen Spannungsmessers, Messung zusätzlicher 
Verluste, Untersuchung der Boasschen Eichmaschine, 
Einfluß der Kurvenform auf die Fehlerkurve eines 
Zählers, Bau einer Wirbelstrombremse und von 
‘lorsions-Dynamometern, bei denen die von Brodhun 
für die Photometrie benutzte Anordnung eines 
während der Rotation ablesbaren Sektors nutzbar 
gemacht wird. — Der Wellenlängenbereich der zur 
Prüfung eingesandten Wellenkurven ist entsprechend 
den Bedürfnissen der drahtlosen Telegraphie gegen 
früher beträchtlich erweitert. Es wurden Apparate 
für Wellenlängen bis zu 25 000 m geeicht. Die hier- 
durch geforderte Erweiterung der den Messungen 
zugrunde liegenden Wellenlängen-Skala geschah 
durch Beschaffung weiterer Normalkreise, deren 
Eigenwellenlänge sich aus ihrer Selbstinduktion 
und Kapazität berechnen läßt. 
Die Untersuchungen über die Widerstands- 
zunahme von Spulen bei schnellen Schwingungen 
sind nach verschiedenen Richtungen hin ausgedehnt 
worden. Es wurden vor allem Spulen aus Kupfer- 
bändern untersucht, und zwar zunächst kurze ein- 
lagige Zylinderspulen mit dicht nebeneinander lie- 
eenden Windungen. Wie zu erwarten war, trat bei 
den Bandspulen bereits beieiner erheblich niedrigeren 
Frequenz als bei den Spulen aus runden Drähten 
die früher beobachtete Erscheinung ein, daß ıhr 
Widerstand kleiner als der entsprechender Litzen- 
spulen war. Wegen der weiteren Resultate muß 
auf den Bericht selbst verwiesen werden. 
Die Versuche über die elektrolytische Ventil- 
wirkung wurden durch das Studium des elektro- 
ehemischen Verhaltens des Eisens in Schwefelsäure 
fortgesetzt, wobei sich interessante Resultate er- 
gaben. Störungen, die bei der elektrolytischen Ein- 
führung von Silber aus geschmolzenem Silbernitrat 
in Glas beobachtet wurden, wurden verfolgt und es 
wurde als ihre Ursache eine sich über die Elektrolyse 
lagernde Diffusion von Silber in Glas erkannt. Das 
Silber diffundiert in Form freier Ionen aus dem 
geschmolzenen Silbernitrat in das Glas, und für 
jedes eintretende Silberion tritt ein Natriumion 
aus dem Glase aus. Die Leitfähigkeit des benutzten 
Thüringer Glases wurde durch den Ersatz des 
Natriums durch Silber auf das 1,5 fache erhöht. 
Die in das Glas diffundierende Silbermenge ist der 
Wurzel der Diffusionsdauer und der Wurzel aus 
gen durch die Elektrischen Prüfämter sind heraus- | 



wissenschafte 
der Leitfähigkeit des Glases multipliziert mit der 
absoluten Temperatur proportional. Die Konzen- 
tration des Silbers im Glase nimmt mit zunehmender 
Tiefe geradlinig ab. — Auch aus geschmolzenem — 
Chlorsilber und Bromsilber diffundiert Silber in 
Glas. Die aus diesen Schmelzen in Glas ein- 
wandernden Silbermengen nehmen stark ab, wenn 
den Schmelzen Chlornatrium oder Bromnatrium zu- 
gesetzt wird. Aus der als Funktion dieser Zusätze 
gemessenen Silbereinwanderung läßt sich mit Hilfe ~ 
des Massenwirkungsgesetzes der Dissoziationsgrad 
von reinem, geschmolzenem Chlorsilber und Brom- 
silber berechnen und zwar ergab sich der Disso- 
ziationsgrad für Chlorsilber bei 461° zu 13.103, 
für Bromsilber bei 450° zu 2,4. 10%, 
Im Jahre 1912 sind 16 Prüfungen neuer Zähler- 
systeme oder Ergänzungen zu früher zugelassenen 
Systemen angemeldet worden. 13 Anträge wurden 
zugelassen, 3 abgelehnt, 1 zurückgezogen. 11 Be- 
kanntmachungen über Prüfungen und Beglaubigun- 
gegeben worden, welche die Nummern 67 bis 76 
tragen. 
Im Magnetischen Laboratorium ergaben Unter- 
suchungen über den Induktionsfluß und die 
Streuungsverhältnisse bei -einem Ring aus ma- 
genetisch weichem Flußeisen die Unrichtigkeit der 
verbreiteten Ansicht, daß es zur Erzielung eines 
bestimmten Induktionsfluses im magnetischen 
Kreis im wesentlichen nur auf die Anzahl der Am- 
perewindungen ankomme, nicht aber auf deren An 
ordnung. 
Zur Untersuchung des Einflusses von Erschütte- 
rungen auf die magnetischen Eigenschaften von — 
Dynamoblech wurden sechs Paare von Probebündeln ~ 
aus geglühtem Dynamoblech verschiedener chemi- 
scher Zusammensetzung im Joch untersucht. So- 
dann wurde die eine Hälfte etwa 100 Stunden lang 
in einer rotierenden Blechtrommel geschüttelt, 
während die zur Kontrolle dienende andere Hälfte 
der Bündel ruhig lagerte. Die noch nicht abge- 
schlossenen Versuche ergaben tatsächlich einen 
deutlichen Einfluß der Erschütterungen. u: 
Versuche haben ergeben, daß es mittels einer 
Kombination von Joch- und Isthmusmethode mög- 
lich ist, Feldstärken von 3000 bis 4000 Gauß inner- 
halb der Jochspule zu erzielen und daß in dieser 
Anordnung die gewöhnlichen Stäbe von 6 mm 
Durchmesser auch bis zur Sättigung untersucht 
werden können. 
Aus dem Laboratorium für Wärme und Druckä 
wird berichtet, daß am 1. Oktober 1912 in den 
Prüfungsbestimmungen für die ärztlichen Thermo- 
meter Verschärfungen eingetreten sind. Danach 
werden nur noch Thermometer zugelassen, die oben 
zugeschmolzen sind und deren Kapillarende frei 
sichtbar ist; ferner dürfen die Unterschiede, welche 
die Maximumthermometer in der betreffenden 
Temperatur und nach dem Erkalten zeigen, nicht 
mehr als 0,10° © betragen; endlich wird für die 
Minutenthermometer gefordert, daß sie die Tempe- 
ratur eines Wasserbades von 41° in längstens zehn — 
Sekunden annehmen. — Die Nachprüfung von 70 
aus Krankenanstalten eingeforderten Thermometern 
