



Heft 40. | 
310. 1913 
tes, indem er an dem vorderen Ende einen Hilfs- 
polarisator P’ mit den Hilfsquarzplatten el 
ebenfalls durch Hebel ein- und ausschaltbar, 
anbringt. Die Hilfsplatten haben die Dicken 
1, 2, 4, 8 mm, können also zu 15 verschie- 
denen Dieken von 1—15 mm in Stufen von je 
1 mm Abstand kombiniert werden. Die 
Drehung des Hilfspolarisators ist an dem unteren 
Teilkreis ablesbar. Die Zahl der in diesem ,,ver- 
vollständigten“ Chromoskop herstellbaren Farben- 
nuancen wächst bei Ablesung von Grad zu Grad 
auf 17100 X 15 X 180 — 4617 000, also auf über 
4% Million, eine Reichhaltigkeit, wie sie durch 
Tafeln niemals erzeugt werden kann, und jede ein- 
zelne dieser zahllosen Farbennuancen ist durch die 

Fie. 1. 
ihr entsprechenden Quarzdicken und Nicoldrehun- 
gen vollständig „absolut“ und an jedem Orte und 
zu jeder Zeit wieder herstellbar bestimmt. 
Dem Bedürfnis nach absoluter Farbenbestim- 
mung wäre mit dem im bisherigen beschriebenen 
Apparat, der im wesentlichen mit dem von Arons 
bereits im Oktober 1910 in den Annalen der Physik 
beschriebenen übereinstimmt, wohl Genüge getan, 
die Zahl der herstellbaren Farben ist außerordent- 
lich groß, die Bezeichnung jeder einzelnen Nuance 
ist vollkommen eindeutig und genügt der Forde- 
rung allgemeiner internationaler Verständlichkeit. 
Aber für die Praxis genügt es nicht, Vergleichs- 
farben immer wieder in genau derselben Weise ein- 
deutig herstellen zu können; die Farbenempfindung 
ist auch von der Helligkeit der Farbe sowie in sehr 
Borchardt: Das Aronssche Chromoskop (Farbenweiser). 951 
starkem Maße von der Beleuchtung des Untergrun- 
des abhängig, auf dem die Farbe erscheint, ja da- 
durch allein, daß eine Farbe auf einem mehr oder 
weniger hellen weißen oder mehr oder minder 
hellen farbigen Untergrunde erscheint, ist über- 
haupt erst eine wirkliche Beurteilung der Farbe 
möglich, eine einzige Farbe im Gesichtsfeld ent- 
zieht sich der Beurteilung, wie gerade im Farben- 
weiser überraschend schön und einfach zu demon- 
strieren ist. 
Um zunächst die Helligkeit der Farbe des Chro- 
moskops ändern zu können, befindet sich, wie an 
Fig. 2 ersichtlich, am unteren Teile des Apparats 
noch ein weiteres Nicolsches Prisma P’. Wird mit 
den unteren Quarzplatten nicht gearbeitet, sondern 
nur mit den oberen Qı—Q-, so stellt man P’ mit- 
tels einer Klemmschraube am unteren Teilkreis fest, 
so daß P’ und P’ nur ein einziges Nicol bilden. 
Durch Drehung dieses Nicols gegen den Polari- 
sator P werden offenbar Schwächungen der Licht- 
intensität bewirkt, die von einer weißen mit dif- 




fusem Tageslicht beleuchteten Porzellanplatte her- 
rührt, die auf einem Tischehen vor dem Rohr des 
Apparates liegt; für absolute Angaben benutzt 
Arons Platten, die über verbrennendem Magnesium 
mit einer gleichmäßigen Schicht von Magnesia 
überzogen sind, wodurch gleichzeitig eine etwa 
25% größere Helligkeit erreicht wird. Sind auch 
die unteren Quarzplatten Q, — Q7y eingeschaltet, 
so macht man P’” gegen P’ drehbar und erreicht 
durch Drehung von P’ Änderung der Helligkeit, 
während P’ und die unteren Quarzplatten bewir- 
ken, daß bereits gefärbtes Licht in den Polarisator 
P eintritt. 
Damit die Farbe des Chromoskops im Gesichts- 
feld nicht allein erscheint, sondern auf einem mehr 
oder weniger hellen weißen oder zur Vergleichung 
mit der zu bestimmenden Farbe eines Gegenstandes 
farbigen Untergrunde, besitzt der Apparat neben 
dem Hauptrohr noch ein zweites, das Nebenrohr N, 
von dessen oberem Ende das Licht — auf den Gang 
der Strahlen von einer vor dem Rohr befindlichen 
weißen Porzellanplatte, der durch eine Anzahl Lin- 
sen geregelt wird, braucht hier nicht näher einge- 
