952 Borchardt: Das Aronssche Chromoskop (Farbenweiser). 
gangen zu werden — mittels eines total reflektieren- 
den Prismas in das Hauptrohr geworfen wird, wo 
ein Lummer-Brodhunscher Photometerwiirfel LB 
sich über dem Analysator befindet. Durch die mitt- 
lere, kreisförmige Berührungsfläche der beiden Teile 
dieses Würfels geht das im Hauptrohr aus dem 
Analysator kommende Licht ungehindert hindurch, 
während das neben dieser Fläche auftreffende Licht 
nach der absorbierenden Fassung des Rohrs reflek- 
tiert wird, so daß das Gesichtsfeld als kleiner 
Kreis erscheint; das vom Nebenrohr kommende 
Licht geht gerade in diesem mittleren Teil durch 
die Berührungsfläche nach der absorbierenden 
Rohrwand, während das rings um die Berührungs- 
fläche auf den Würfel auffallende Licht nach dem 
Okular reflektiert wird, so daß das Gesichtsfeld für 
das aus dem Nebenrohr kommende Licht als ein 
größerer Kreisring erscheint, in dessen Mitte sich 
das farbige Gesichtsfeld des eigentlichen Chromo- 
skops befindet. An der Zeichnung sieht man, dab 
das aus dem Nebenrohr kommende Licht noch zwei 
Nicolsche Prismen durchsetzen muß, von denen das 
eine, P,, an einem Teilkreis drehbar ist. Man 
erkennt ohne weiteres, daß durch Drehung dieses 
Nicols eine Liehtschwächung eintreten muß. Man 
hat also die Möglichkeit, den Grund, auf dem die 
Farbe des Chromoskops erscheint, nach Belieben 
lichtstärker oder -schwächer zu machen. Arons be- 
zeichnet daher die im Chromoskop erscheinende 
Farbe stets nicht nur durch die Quarzdicke und den 
Winkel zwischen Polarisator und Analysator, son- 
dern fügt stets noch die Stellung des unteren Hilfs- 
polarisators P’ sowie die von P, hinzu, von denen 
die erstere die Helligkeit der Chromoskopfarbe, die 
letztere die Helligkeit des umgebenden Grundes an- 
zeigt. Wie wichtig dies für die Beurteilung der 
Farbenempfindung ist, ist schon oben kurz bemerkt 
worden, an dem Apparat tritt es ganz überraschend 
hervor. So erscheint z. B. die durch 4 mm Quarz- 
dicke und eine Neigung des Analysators gegen den 
Polarisator um 140° bestimmte Farbe als kräfti- 
ges Dunkelgelb, wenn P’ auf 90° steht und P, auf 
25° gebracht wird. Arons bezeichnet die Stellung 
der ersteren Prismas mit H, die des letzteren mit 
D, so daß die vollständige Bezeichnung dieses kräf- 
tigen Dunkelgelb in der für das Chromoskop sich 
ergebenden Schreibweise ist: 
4 mm 140° H 90 D 25: 
Läßt man jetzt D allmählich bis 90° wachsen, so 
erfolgt dabei ein Übergang des Gelb in Braun, ob- 
wohl an der Chromoskopfarbe absolut nichts geän- 
dert wird. Wird bei D 90 noch H von 90 ® herunter 
auf kleinere Werte gebracht, so wird das Braun 
immer dunkler, bis es schließlich in Schwarz über- 
geht. In Wirklichkeit ist bei dem Vorgange weder 
der Farbenton noch die Sättigung der Farbe irgend- 
wie geändert worden, es handelt sich lediglich um 
Helligkeitsinderungen, ja anfangs, solange H 90 
ist, nur um relative Helligkeitsanderungen, indem 
die Helligkeit der Chromoskopfarbe dieselbe bleibt 
und nur die des umgebenden Kreisrings geändert 
wird. Trotzdem ändert sich scheinbar auch der 
Farbenton und zwar so stark, daß die Sprache zu 
wer 
[ Die Natur- 
| wissenschaften — 
einem anderen Namen gegriffen hat — Braun statt 
telb. Ähnlich, wenn auch nicht ganz so auffällig, 
ist der Übergang von violetten Farbentönen zu 
blauen. Sehr schön kann man bei den Versuchen 
mit der Helligkeitsänderung auch beobachten, wie 
sich die Farben im Chromoskop teils als schwere 
Deckfarben, teils als durchscheinende (Lazur-) Far- 
ben darstellen, je nachdem der äußere weiße resp. | 
graue Ring heller oder dunkler ist als der innere 
Kreis. 
Statt einer weißen Porzellanplatte kann man — 
auf das Tischehen vor dem Nebenrohr auch einen — 
farbigen Gegenstand bringen, dessen Farbe be- — 
stimmt werden soll. Die Chromoskopfarbe erscheint — 
dann nicht auf einem mehr oder minder stark ab- 
geschwächten weißen resp. grauen Grunde, sondern — 
auf einem farbigen. Die Einstellung des Gesichts- 
feldes des Hauptrohres auf diese Farbe ist außer- 
ordentlich scharf, sie kann mit soleher Genauigkeit | 
geschehen, daß für wenig geübte Augen eine Tren- | 
nungslinie zwischen der Farbe des Chromoskops | 
und der des umgebenden farbigen Ringes überhaupt 
nicht vorhanden ist. Ihre Bezeichnung geschieht, 
wenn auch die Benutzung der unteren Quarzplätt- | 
chen sich notwendig macht, durch 6 Zahlen, z. B. 
Amn 74102 779057 | 
10 mmr 8397 DA | 
wobei sich die oberen Zahlen auf die unteren Quarz- 
platten und Nicols beziehen (Qr-Qm; P’, P”), 
die unteren auf die oberen Quarzplatten Q:—Q,, 
den Analysator A und das Nicol P, im Verbin- — 
dungsstück des Haupt- und Nebenrohres. = 
Trotz der schier unübersehbaren Fülle von Far- | | 
ben, die im Farbenweiser nicht nur nach dem Far- — 
benton, sondern auch nach Helligkeit und Satti- 4 
gung zur Erscheinung gebracht und zahlenmäßig | 
bestimmt werden können, versagt er gegenüber — 
sehr reinen Farben, namentlich im Rot: Will man — 
auch diese Farben erhalten, so kann man dem von | 
der Weißplatte in den Apparat eintretenden Licht | 
durch gefärbte Normalgläser einen bestimmten Ton — 
geben. Die Farbenbestimmungen sind dann nicht — 
mehr „absolut“, doch erscheint es nicht ausge- — 
schlossen, daß man die Farben der Normalgläser I 
selbst mit dem Chromoskop „absolut“ bestimmen 
könnte. Ob sich das Arbeiten mit solchen Normal- 
glasern empfiehlt, muß der Entscheidung der Prak- 
tiker überlassen bleiben. 
Die Anwendung des Farbenweisers ist mit der 
Bestimmung und Messung von Farben keineswegs 
erschöpft. An Stelle des Analysators A kann ein. 
in der schematischen Zeichnung nicht dargestelltes 
sogenanntes Wollastonsches Prisma, d. i. ein aus. 
Kalkspat und Glas hergestelltes doppelbrechendes 

rn? 
ER Dt 
in a 



Brodhunschen Würfel aus und 
; 
arbeitet nur | 
j 
mit dem Hauptrohr. Tritt weißes Licht in — 
den -Apparat ein, so müssen — bei Be-# 
nutzung nur der oberen Quarzplatten — die beiden — 

farbigen Bilder im Gesichtsfeld "komplementäre 
Farben zeigen. Das Prisma ist so beschaffen, daß - 
die beiden Bilder im Gesichtsfeld sich zum Teil 


