1050 
direktors oder seiner Oberbeamten gute Dienste zu 
leisten, weil man damit den Methangehalt von Punkt 
zu Punkt auf Zehntelprozente genau durch bloßes 
Hineinsehen verfolgen und die Bewetterung der 
Grube an der Hand dieser Angaben überwachen und 
regeln kann. Aber ein Schlagwetteranzeiger, den 
der Bergmann vor Ort benutzt, ist das nicht. 
Das Interferometer beruht darauf, daß die op- 
tische Dichte der Atmosphäre sich ändert, wenn 
sich Grubengas der Luft beimengt. Man kann an- 
dere Vorrichtungen bauen, durch die man die 
gleichzeitig eintretende Änderung anderer physika- 
lischer Konstanten der Atmosphäre ermittelt. Aber 
das Resultat fällt im allgemeinen in dieselbe Kate- 
gorie. Es kommt ein Meßwerkzeug heraus und 
kein Anzeiger, wenigstens solange man sich an das 
Auge als Wahrnehmungsorgan wendet. Es liegt 
das daran, daß wir ohne Funken, Flammen und 
Glühdrähte keine Erscheinungen hervorrufen kön- 
nen, die dem Auge in unmittelbar sinnfälliger 
Weise die Gegenwart gewisser Methangehalte 
offenbaren. Eine solche Erscheinung brauchen 
wir aber für den Wetteranzeiger. Sie soll im Ge- 
dächtnisse haften und ohne den Krückstock einer 
Skalenablesung oder eines anderen Meßhilfsmittels 
den Bergmann in dem wichtigen Intervall von 1 
bis 5 % zu einer ungefähren Schätzung des Methan- 
gehaltes führen. 
Diese Überlegung hat Herrn Privatdozenten 
Dr. Leiser und mich veranlaßt, nach einem Schlag- 
wetteranzeiger zu suchen, der sich nicht an das 
Auge, sondern an das Ohr wendet, das durch die 
Stille der Grube zur Empfindlichkeit erzogen wird. 
Die Gewohnheit des Bergmanns, durch Klopftöne 
mit entfernten Arbeitsgenossen zu sprechen, bildet 
einen Hinweis auf die Gangbarkeit dieses Weges. 
Der Gedanke, Verschiedenheiten der chemischen 
Beschaffenheit bei Gasen mit dem Ohre zu erken- 
nen, ist alt. Im Kolleg über Physik führt man dem 
Studenten die Verschiedenheit des Tons vor, die 
beim Anblasen derselben Pfeife mit Luft und mit 
Leuchtgas auftritt. Die Erscheinung wird na- 
mentlich dann sinnfällig, wenn man gleichzeitig 
zwei gleichgestimmte Blasinstrumente benutzt, und 
das eine mit Luft, das andere mit einem fremden 
Gas anbläst. Gleich den anderen physikalisch- 
chemischen Methoden ist die Benutzung dieser Er- 
scheinung für den Bergbau in älterer Zeit 
(Forbes 1880, Hardy 1893) empfohlen worden. 
Für die Bedeutung, die der Bergbau diesen 
Vorschlägen beigemessen hat, wird die Kritik 
kennzeichnend sein, die sich in einer zusammen- 
fassenden Betrachtung „über die verschiedene Bau- 
art von Wetteranzeigern“ im laufenden Jahrgang 
der Zeitschrift „Glückauf“ findet. Dort wird von 
den bisher bekannten akustischen Vorrichtungen 
gesagt, daß sie für die Praxis vollständig ungeeig- 
net sind und daß man sie sich in der Hand eines 
gewöhnlichen Bergmanns “überhaupt nicht vor- 
stellen kann. Wir haben daraus geschlossen, daß 
das richtige Prinzip eine unrichtige Ausgestaltung 
erfahren hat, und versucht, ihm eine lebensfähige 
Form zu geben. Solange man zum Anblasen der 
Vergleichspfeife einen großen Vorrat reiner Luft 
mitführen mußte, war das nicht gut möglich. Als 
Haber: Über Schlagwetteranzeige. 
2 — Druck- 
g regler 
g ee Be: 
s Z ruckreglers | 
Zum Pom Anblase- 
penraum loitang 
Eingang d. Ausgang der 
Gaspfeife Luftpfeife 
Eingang der 
an Luftpfeife 
Es Schalloch der 
Verbindung ‘uftpferia 
d.gedackten 
Endes der 
Beet fae Maul der 
1 m L "i : 
Saugventil ae Bi r 
Glimmer- Luftpfeife 
membran Glimmer- 
der Gas- membran 
pfeife der Luft- 
pfeife 
Staubfilter Expansions- 
spirale(ver- | 
Vakuum bindet das | 
gedackte 
Ende der — 
Luftpfeife — 
mit ihrem 
Ausgang) 
Natron- 
kalk 
Zum Diehtung 
Druek- zwischen 
regler Pumpen- 
mantel und |) 
Pfeifen- : 
gehäuse 
Pumpen- 
raum 
Fig. 1. Schematische Darstellung der Schlagwetterpfeife. 


| Die Natur-- 4 
wissenschaften : 
beste Beseitigung dieses Hindernisses fand sich 4% 
schlieBlich eine neue Pfeifenkonstruktion. Mit 
ihrer Hilfe ließ sich ein akustischer Anzeiger von | 
handlicher Form und einfacher Bedienung schaf- ~ 
fen, der als Resultat unserer Arbeit in Gestalt 
dieser „Schlagwetterpfeife“ vorliegt (s. Fig. 1). ) 
Die „Schlagwetterpfeife“ stellt, äußerlich he- © 
trachtet, einen glatten geschlossenen Metallzylin- 
der von 25 em Länge und 6 em Durchmesser dar. 

Druckventil 
Saugventil 














Der Deutlichkeit wegen sind folgende Teile weggelassen: if 
a) Verbindung der Rohrenden „zum Pumpenraum“ und „zum 
Druckregler“, 
b) Stimmvorrichtungen an den Schallöchern, i a 
6) Umschaltbare Verbindung, welche erlaubt, die zum Anblasen @ 
der Pfeifen erforderliche Luft statt durch die Gaspfeife un- 9 
mittelbar aus der Atmosphäre in die Pumpe einzusaugen. | 
Eine schematische Darstellung erläutert die Ein- 
richtung des Apparats. Er enthält als Haupt- — 
bestandteil zwei gedackte Lippenpfeifen, welche auf 
denselben Ton (bei gleicher Gasfüllung) ge- I 
stimmt sind und durch ein und denselben ” 
Gasstrom angeblasen werden. Die Eigentüm- 
lichkeit der Pfeife besteht darin, daß das Gas | 
im Pfeifenrohr, dessen Beschaffenheit die Ton- | 
höhe der Pfeife bestimmt, durch eine sehr dünne | 
Glimmerscheibe dicht gegen das anblasende Gas 
abgeschlossen ist und sich darum unverändert in 
der Pfeife hält, wenn wir nicht besondere Zu- und 
Abführungen betätigen. Wir füllen die eine 
Pfeife über Tage mit reiner Luft, die sich mit der 
Grubenluft nicht vermischen kann, weil sie mit ihr 
r 
