1136 töpel: Pendeluhren einst und jetzt. 
bericht dieser Behörde erwähnt, auf das beste 
bewährt. 
Es mag darauf hingewiesen werden, daß man 
neuerdings auch an die Konstruktion von Pendeln 
aus Quarz herangegangen ist +), weil dieses Material 
eine noch geringere Ausdehnung als Invar hat (etwa 
0,0005 mm mittlerer Ausdehnung zwischen 0° und 
100° ©. pro 1m und 1° ©.), und vor allem innerhalb 
des bei Uhren in Frage kommenden Temperatur- 
bereiches nachwirkungsfrei zu sein scheint. Es 
bietet natürlich Vorteile, mit Material von möglichst 
geringer Wärmeausdehnung zu arbeiten, weil dann 
auch die Größenordnung der möglichen Kompen- 
sationsfehler herabgedrückt wird, obwohl auch hier 
theoretisch Grenzen gegeben sind. Erfahrungen mit 
Quarzpendeln sind noch nicht veröffentlicht. 
Die Einstellung der absolut richtigen Pendel- 
länge durch Heben und Senken der Linse mittels 
der Reguliermutter ist ein mathematischer, also nur 
in Annäherung erreichbarer Grenzfall. Auch wenn 
diese Regulierung mit größter Sorgfalt erfolet, wird 
das Pendel in längeren Zwischenräumen Gangab- 
weichungen zeigen, die nicht mehr mit der Re- 
guliermutter ausgleichbar sind, auch deshalb nicht, 
weil man hierzu das Pendel anhalten müßte. Bei 
ITuygens’ Uhr diente der „Laufer“ dieser Feinregu- 
lierung. An unseren neueren Pendeln arbeitet man 
mit Zulagegewichten. Die Pendelstange trägt des- 
halb in der mittleren Höhe — das ist die wirksamste 
Stelle — ein kleines Tischchen, auf welches nach 
Bedarf streifenförmige Gewichtehen während des 
Janges aufgelegt werden können. Ihre Massen 
sind so berechnet, daß sie je nach Wunsch eine be- 
stimmte tägliche Beschleunigung nach ganzen Se- 
kunden oder Bruchteilen davon herbeiführen. 
viefler hat auch diese Einrichtung noch verbes- 
sert, indem er die Einrichtung traf, daß zwei an 
Kokonfäden hängende Zulagegewichte je durch 
einen elektromagnetisch betitigten Hebel auf das 
Tischehen aufgesetzt oder von ihm abgehoben werden 
können. Die Pendellänge ist so reguliert, daß sein 
Gang in engen Grenzen richtig ist, wenn das eine 
tewichtehen dauernd auflieet. Um eine Beschleu- 
nigung von 0,1 Sekunden pro Stunde herbeizufüh- 
ren, wird das andere Gewicht aufgesetzt; um die 
eleiche Verzögerung zu erzielen, müssen beide Zu- 
lagegewichte abgehoben werden. Es ist einleuchtend, 
daß damit die immerhin Geschick voraussetzende 
Bedienung von Hand entfällt und daß es auch mög- 
lich wird, die Feinregulierung aus der Ferne vorzu- 
nehmen, bzw. an einem Pendel, welches dauernd 
unter luftdichtem Abschluß steht. 
Unsere feinen Pendeluhren sind aber nicht nur 
eegen Temperatureinflüsse gewappnet, sondern auch 
gegen die Störungen durch Änderungen des Luft- 
druckes. Beschränkt man sich auf Anbringung der 
Wärmekompensation, so zeigt eine solche Uhr noch 
kleine Gangänderungen, die sich als Funktion des 
Luftdruckes darstellen. Je höher der Luftdruck 
steigt, um so mehr Widerstand findet das Pendel, 
und um so langsamer schwingt es; zudem muß sein 
1) Vel. z. B. das Quarzpendel von K. Satori in Wien, 
Zeitschr. f. Instrumentenkunde 53, S. 277, 1913. 
[ Die Natur- 
wissenschaften 
Auftrieb wachsen. Ein Sekundenpendel geht pro 
Tag um ca. 0,015 Sek. langsamer, wenn der Luft- 
druck um 1 mm Quecksilber steigt. Diese Baro- 
meterkonstante ist etwas von der Linsenform des 
Pendels abhängige. 
Die Luftdruckänderungen suchte man früher 
dadurch unschädlich zu machen, daß man die Uhr 
mit einem Glasgehäuse umgab und dieses möglichst 
luftleer pumpte. Die Dichtung solcher Gehäuse 
machte beträchtliche Schwierigkeiten. Da es aber — 
nur darauf ankommt, den Luftdruck im Pendelraum 
konstant zu halten, so genügt die von Riefler ge- 
troffene Anordnung, bei der im Glasgehäuse nur ein 












































































































































































































Fig. 4. Gesamtansicht einer Riefleruhr. 
Unterdruck von ca. 650 mm Quecksilber gehalten 
wird. Damit entfallen die Dichtungsschwierig- 
keiten, und man gewinnt den Vorteil, durch Er- 
höhung des Druckes im Gehäuse mittels Luftpumpe 
oder durch Erniedrigung (Ausströmenlassen) ein 
überaus zartes Mittel zur Feinregulierung des Uhr- 
ganges an der Hand zu haben. 
Fig. 4 läßt die Anordnung des Glasgehäuses er- 
kennen. Auf einem kräftigen, gußeisernen Wand- 
konsol E hängt mit seinem Glasring D unter Ver- 
mittlung dreier Schrauben s im GuBeisenring R der 
unten geschlossene Glaszlinder €. Auf D sitzt der 
obere Glaszylinder G und der Bock des Uhrwerkes 7, 


