



Heft 47. | 
= 11. 1913 
Die Berührungsflächen von C und D sind zum 
Zweck der Dichtung plan geschliffen. Bei I be- 
_ findet sich der Hahn zur Regulierung des Innen- 
druckes, L ist die Luftpumpe. Das Barometer B 
erlaubt den Innendruck zu verfolgen. 
Von dieser Einkapselung kann man sich frei 
machen, wenn man am Pendel die gleichfalls von 
Riefler erdachte Barometerkompensation anbringt. 
Sie beruht auf folgendem Gedanken: 
Der reagierende Teil unserer Aneroidbarometer 
ist bekanntlich eine luftleer gemachte Dose aus 
feinem Wellblech, die bei steigendem Luftdruck 
etwas zusammengedrückt wird und umgekehrt. Be- 
festigt man nun eine solche Dose etwa im oberen 
ersten Viertel des Pendels dergestalt, daß ihre 
_ Luftdruckbewegungen parallel zur Pendelstange 
nach oben erfolgen und setzt auf die obere Dosen- 
fläche ein berechnetes Gewicht, so muß dieses je 
nach den Druckvariationen gehoben und gesenkt 
werden, also den Pendelgang gesetzmäßig beein- 
flussen. Es ist mit dieser Einrichtung möglich, die 
Luftdruckänderungen des Pendels unter 0,001 Sek. 
pro Tag zu halten. 
Daneben scheint es aber noch Einflüsse auf das 
Pendel zu geben, die kaum vermeidbar sind, vor 
allem, weil sie nicht die Eigenschaft der Stetig- 
keit haben. Dahin rechnen z. B. die plötzlichen, 
aber vorübergehenden Gangänderungen, die man 
durch seismische Einflüsse auf die feine, verhältnis- 
mäßig schwer belastete Pendelfeder zu erklären 
sucht. 
Die Vervollkommnung der Pendeluhr durch 
Riefler ist auch dem Aufzug zugute gekommen. 
Seine Uhren sind mit einem höchst einfachen, er- 
schütterungsfrei und konstant wirkenden elek- 
trischen Aufzug versehen. Ein Gewichthebel von 
nur 10 & Gewicht ist mit einem Ende konzentrisch 
drehbar zu einem Sperrad gelagert, während sein 
anderes Ende sich mit einem Finger in dies Rad 
einlegt. Sperrad und Hebel sitzen auf gleicher 
Achse mit einem Trieb, welcher direkt auf die Gang- 
radwelle wirkt. Der Hebel dreht durch seine 
Schwere das Gangrad im Antriebsinne. Hat er seine 
tiefste Lage erreicht, so schließt er einen Kontakt, 
und ein Elektromagnethebel hebt ihn rasch in die 
Anfangslage. Das geschieht etwa alle 33 Sekunden. 
Vorteilhaft ist dabei noch, daß die Zahl der eigent- 
lichen Uhrenräder damit auf zwei beschränkt ist. 
In Fig. 4 ist bei t die Stromzuführung zu sehen. 
Endlich mag noch hinzugefügt werden, daß das 
Mikroskop M in Fig. 4 dazu dient, an dem mit dem 
I Pendel verbundenen Schwingungsmaß e die Am- 
_ plituden des Pendels zu messen und zu kontrollieren. 
So ist man mit der Verfeinerung der Pendeluhr 
allmählich so weit gekommen, daß die täglıchen zu- 
fälligen Gangänderungen nur = 0,01 bis =E 0,02 
Sekunden betragen. 
Um ein Bild zu geben von der mathematischen 
Form, in welcher sich die Gangleistungen einer 
astronomischen Pendeluhr auf Grund längerer Be- 
obachtungen bringen lassen, sei hier die Gang- 
formel für die Riefleruhr R 204 wiedergegeben, die 
den Verdffentlichungen der Großherzoglichen 
Sternwarte zu Heidelberg-Königstuhl (Bd. 6, Nr. 7, 
Sackur: Die Arbeitsleistung der Verbrennungsvorgänge. 1137 
S. 80, 1913) entnommen ist, in deren Besitz sich die 
Uhr befindet. R 204 hat Nickelstahlpendel und 
elektrischen Aufzug, aber keine Barometerkompen- 
sation. Die Formel lautet 
G = + 0,8240251 — 0,80638550 (Datum — 1910,02) — 
0,35029040 (12,00, — T) — 0,8014903 (712,00 mm — p). 
Das erste Glied der rechten Seite stellt den Gang 
der Uhr dar für das Anfangsdatum ihrer Betrieb- 
setzung (1910,02), und zwar für eine Anfangs- 
temperatur 12° C. und 712 mm Druck. Das zweite 
Glied ist die Gangänderung, multipliziert mit dem 
Zeitunterschied zwischen dem Anfangsdatum und 
der Mitte des Beobachtungsintervalles in Bruch- 
teilen des Jahres. Dann folgen die Temperatur- 
konstante, multipliziert mit dem mittleren Luft- 
druck des gleichen Intervalles, und die Barometer- 
konstante, multipliziert mit dem mittleren Luft- 
druck des gleichen Intervalles. 
%s ist selbstverständlich, daß die hier kurz ge- 
schilderten Fortschritte eine hohe Entwicklung der 
Theorie und Praxis der Beobachtungskunst zur Vor- 
aussetzung gehabt haben. Sie war auch in Rieflers 
glücklicher Hand eine Vorbedingung der groß- 
artigen Erfolge, welche der Bau astronomischer 
Pendeluhren durch diesen seltenen Mann gezeitigt 
hat, Erfolge, die es wohl verdienen, neben denen 
Huygens’ als Marksteine der Chronometrie zu 
gelten. 
Die Arbeitsleistung der Verbrennungs- 
vorgänge. 
Von Prof. Dr. O. Sackur, 2. Z. Berlin-Dahlem. 
„Die Arbeitsleistung der Verbrennungsvor- 
gänge‘ lautete das Thema, welches die Deutsche 
Bunsengesellschaft für angewandte physikalische 
Chemie auf ihrer diesjährigen Hauptversammlung 
zu Breslau!) in den Mittelpunkt ihrer Verhandlun- 
gen gestellt hatte. Um den Gegenstand von den 
verschiedensten Seiten zu erörtern, hatte der Vor- 
stand der Gesellschaft die folgenden Vorträge ver- 
anlabt: 
1. W. Nernst (Berlin): Uber den maximalen 
Nutzeffekt der Verbrennungsmotoren. 
2. K. Neumann (Dresden): Die Arbeit der Gas- 
motoren. 
3. O. Cranz (Charlottenburg): Die Arbeits- 
leistung der Sprengstoffe und Geschoßtreib- 
mittel. 
4. R. Höber (Kiel): Die Arbeitsleistung der 
Verbrennungsvorgiinge in den Organismen’) 
(Physiologie der Muskelwirkung). 
Bei der großen wissenschaftlichen und wirt- 
schaftlichen Bedeutung des Gegenstandes dürfte 
der Inhalt dieser zusammenfassenden Vorträge 
auch bei den Lesern dieser Zeitschrift Interesse 
3.—6. August. 
Veröffentlicht in der Zeitschr. f. Rlektrochemie vom 
1) 
=) 
15. September und 1. Oktober. 
