1184 
suchung durchgeführt, durch die unter Anwendung der 
besten damaligen Hilfsmittel Erstarrungs- und Schmelz- 
punkte einer großen Anzahl reiner Metalle gasthermo- 
metrisch festgelegt wurden. Mit Hilfe dieser Fixpunkte 
kann man seitdem ohne direkte Verwendung eines Gas- 
thermometers allerorten beliebige Gebrauchsthermometer 
zuverlässig eichen. Zunächst heizte man auf elek- 
trischem Wege nur Luftbäder, die sehr schnell auf ver- 
hältnismäßig hohe Temperaturen zu bringen sind. Einen 
weiteren Fortschritt bedeutete die Einführung der zwar 
trägeren, aber dafür viel gleichförmiger heizbaren Flüs- 
sigkeitsbäder (bis 300° Öl, bis 700° Salpeter), in denen 
(ie Vergleichung zwischen dem fundamentalen Gas- 
thermometer und dem sekundären, aber viel einfacheren 
Gebrauchsthermometer mit der bisher unerreichten Ge- 
nauigkeit von ca. 0,1° bei 5000 vorgenommen werden 
konnte. Das Thermoelement zeigte sich den nun gefor- 
derten Ansprüchen nicht mehr unter allen Umständen 
gewachsen. An seine Stelle ist seitdem bis herauf zu 
900° und höher das Platinwiderstandsthermometer ge- 
treten. Es wurde von Callendar bereits im Jahre 1891 
benutzt, ist aber in dem genannten Temperaturbereich, 
wenigstens bei wissenschaftlichen Untersuchungen, erst 
jetzt zu unbedingter Herrschaft. gelangt. Für niedrigere 
Temperaturen ist es schon seit längerer Zeit in ernsten 
Wettbewerb mit dem Quecksilberthermometer getreten, 
das zwar wegen seiner Unabhängigkeit von jeglichen 
weiteren Meßinstrumenten auch bei exakten Forschungs- 
arbeiten noch sehr vielfach bevorzugt wird, aber wegen 
seiner vielen, oft beträchtlichen und schwierig zu be- 
stimmenden Korrektionen langsam in den Hintergrund 
gedrängt zu werden scheint. 
Für Messung sehr hoher Temperaturen (über 1500 °C.) 
bedient man sich Methoden, welche von den bisher er- 
wähnten gänzlich abweichen. Es kommen praktisch dafür 
nur die Strahlungsmessungen in Frage, die theoretisch 
und experimentell von ihren ersten Anfängen bis zu 
ihrem heutigen Stande fast ausschließlich von deutschen 
Physikern ausgebildet worden sind. Einen sehr großen 
Anteil an diesem Ruhm nimmt die Physikalisch-Tech- 
nische Reichsanstalt für sich in Anspruch. Die Strah- 
lungsgesetze sind zwar zunächst nur auf den schwarzen 
Körper anwendbar. d. h. auf einen Körper, der alle 
Strablen, welche von außen auf ihn fallen, absorbiert 
und keine hindurchläßt oder reflektiert; die Kirchhoff- 
schen Überlegungen haben indessen gezeigt, daß man als 
gleichwertig mit solch einem Körper auch einen Hohl- 
raum betrachten kann, der von beliebigen, undurchlässi- 
gen, aber überall gleichmäßig geheizten Wänden um- 
geben ist und nur eine kleine Öffnung besitzt, durch die 
man die Hohlraumstrahlung beobachten kann. Diese 
Bedingungen sind in der Praxis oft erfüllt, z. B. bei 
Feuerungsanlagen oder noch besser bei den Mufieln 
der Porzellanbrennerei. Aus diesem Grunde sind die 
Strahlungsbeobachtungen, die eine Temperaturmessung 
aus der Helligkeit des Strahlers ermöglichen und an 
keine obere Grenze gebunden sind, von hoher Bedeu- 
tung geworden, zumal seitdem eine Anzahl sehr ein- 
facher Pyrometer konstruiert wurde, welche die Hellig- 
keit in einer bestimmten Farbe quantitativ festzustellen 
gestatten. Als Maß eilt die Temperatur, welche ein 
‘gleichmäßig geheizter Hohlraum bei gleicher Helligkeit 
besitzt. Dies ist die sogenannte „schwarze Temperatur“. 
Die Strahlungsmessungen können nicht als unab- 
hängie von der Gasthermometrie angesehen werden; da 
die Konstanten der Strahlungsgesetze, deren Kenntnis 
unerläßlich ist, nur dann mit genügender Sicherheit er- 
mittelt werden können, wenn mindestens eine hohe Tem- 
peratur bereits bekannt ist. Bei wissenschattlichen 
Bestimmungen entstehen dadurch häufig Schwierig- 
keiten, die erst glinzlich beseitigt sein werden, wenn man 
Besprechungen. 
Die Natur- 
wissenschaften 
die Gasthermometrie zwischen 1900 und 15000 auf eine 
Stufe höherer Sicherheit gebracht haben wird. 
Viele Fragen aus dem Gebiet der Temperaturmessung 
harren noch ihrer Beantwortung, erinnert sei in dieser 
Hinsicht z. B. an die Verwirklichung der thermodyna- 
mischen Skala. Aber andererseits ist durch die For- 
schungsarbeiten in allen großen Kulturnationen schon 
ein so großes wissenschaftliches Material zusammen- 
getragen, daß eine ausführliche Zusammenstellung über 
die Messung hoher Temperaturen, und zwar von einem 
wohlbekannten Mitarbeiter in diesem Fach, als sehr 
willkommene Gabe begrüßt werden muß. Das vorlie- 
gende amerikanische Werk geht auf französischen Ur- 
sprung zurück, nämlich auf das im Jahre 1900 von Le 
Chatelier und Boudouard verfaßte Buch: Mésures des 
Températures élevées. Dies Buch wurde von Burgess 
ins Englische übersetzt und von ihm anläßlich der 
dritten englischen Auflage gänzlich umgearbeitet. Sie 
erschien im Jahre 1911 und ist von Prof. @. Leithäuser 
in unbedingt zuverlässiger Weise ins Deutsche über- 
setzt sowie gleichzeitig vielfach berichtigt und an ein- 
zelnen Stellen ergänzt worden, 
Das Buch gliedert sich in 11 Kapitel. 
thermometer und die Gasgesetze werden auf 70 Seiten, 
das Thermoelement auf 90, das Widerstandsthermometer 
auf 40 und die Strahlungsgesetze und ihre Anwendung 
zur Temperaturmessung auf etwa 100 Seiten behandelt. 
Ein besonderes Kapitel wird der Eichung der Pyro- 
meter durch Fixpunkte sowie den in der Technik viel- 
fach verwendeten registrierenden Instrumenten gewid- 
met. Den Bedürfnissen der Technik kommt das Buch 
in sehr weitgehendem Maße entgegen, während die 
wissenschaftliche Seite der behandelten Fragen vielfach 
stark in, den Hintergrund gedrängt ist. Einen recht 
breiten Raum nehmen historische Betrachtungen ein. 
Völlig veraltete Methoden werden in ausführlicher Dar- 
stellung geschildert; so wird z. B. ein ganzes Kapitel 
der calorimetrischen Methode der Temperaturmessung 
gewidmet, die darin besteht, daß ein Metallstück bekann- 
ter spezifischer Wärme von der unbekannten Tempe- 
ratur bis zu Zimmertemperatur abgekühlt und sein 
Wärmeinhalt gemessen wird. — Es wird für den Laien 
nicht immer leicht sein, die gebräuchlichen von den ver- 
alteten Methoden zu unterscheiden. Trotz dieser Mängel 
ist das Buch wegen der Zuverlässigkeit und Ausführ- 
lichkeit seiner Angaben von großem Wert. Die Lite- 
raturübersicht ist sehr vollständig zusammengestellt, 
leider nicht leicht benutzbar, da im Text selbst jeder 
Hinweis auf Zitate fehlt. Einige dem Buche angehängte 
Tabellen über Fixpunkte und optische Konstanten sowie 
für Umrechnungen verschiedener Art, bei denen vielfach 
auf die in Amerika noch gebräuchliche Fahrenheitskala 
Rücksicht genommen ist, mögen oft nützlich sein. 
F. Henning, Lichterfelde. 
Strunz, Franz, Die Vergangenheit der Naturforschung. 
Kin Beitrag zur Geschichte des menschlichen Geistes. 
Jena, Eugen Diederichs, 1913. 
Tafeln. Preis geh. M. 4,—, geb. M. 5,50. 
In neuerer Zeit hat sich das Interesse an dem Werde- 
gang naturwissenschaftlicher Erkenntnis 
lich gesteigert, und darum darf auch das vorliegende 
Buch von dem Wiener Gelehrten Franz Strunz, der sich 
durch seine zahlreichen historisch-naturwissenschaft- 
lichen Veröffentlichungen bereits einen wohlverdienten 
Ruf erworben hat, wohl auf einen größeren Leserkreis 
rechnen. Wer allerdings die Schrift im Vertrauen auf 
den Titel in der Hoffnung in die Hand nimmt, in ihr 
eine kurzgelaßte Geschichte der Naturwissenschaften zu 
finden, wird sich enttäuscht sehen, denn in Wirklich- 
keit brinet das Buch eine Sammlung von elf, nur in 
Das Gas- 
VIII, 198 8. und 12 
sehr erheb- 

