48 
von beachtenswerter Unregelmäßigkeit. Die Entladung 
erfolgt in zackenartigen Stößen, die Spannung fällt in 
jedem Stoß von 80 kV auf 40 kV und steigt wieder; 
nach Deguisne deswegen, weil der Sekundärstrom auf 
das Magnetfeld zurückwirkt. Jeder rasche Aufstieg 
des Sekundärstromes hat ein augenblickliches Sinken, 
jeder plötzliche Abfall'des Stromes ein Ansteigen der 
elektromotorischen Kraft zur Folge. Hierauf beruht die 
von vielen Seiten gefundene stoßartige Form der Rönt- 
genstrahlung. Der zweite Teil der Arbeit behandelt 
die Wanderwellen in der Sekundärspule des Röntgen- 
transformators. Die sekundäre Stromstärke verteilt 
sich nicht gleichmäßig: über die ganze Länge der Se- 
kundärwicklung. Infolgedessen kommt es bei jedem 
Stromstoß zu einer Strömung der Elektrizität, die 
Wanderwellen in der Sekundärspule hervorruft. Diese 
Wellen können beim Eintreffen an den Klemmen eine 
Spannungserhöhung veranlassen, die nach dem Aus- 
setzen des sekundären Stromes ein neues Zünden der 
Röntgenröhre oder, falls die Röhre noch nicht ver- 
löscht war, ein ruckweises Ansteigen des Stromes zur 
Folge hat. Als Fortpflanzungsgeschwindigkeit findet 
Déguisne 1,2.10!° cm pro Sekunde. Einige Oszillo- 
gramme zeigen, daß die Stromverteilung in der Sekun- 
därspule tatsächlich ungleichmäßig ist, und daß für die 
Kurvenform die Wanderwellen von großer Bedeutung 
sind. 
Das Integraljontometer. Die in der Röntgentechnik 
verwendeten Dosierungsverfahren haben den Nachteil, 
daß ihre Angaben von der Härte der Röntgenstrahlen 
abhängen und daher nicht eindeutig sind. Th. 
Christen (Fortschritte auf dem Gebiete der 
Röntgenstrahlen: Bd. 23, S. 520, 1916) stellt 
sich die Aufgabe, ein Instrument zu schaffen, das 
diesen Nachteil vermeidet, um zu erreichen, daß das 
Instrument bei harten und weichen Strahlen zu ge- 
brauchen ist und auch dann, wenn man es — wie stets 
in der Praxis — mit einem Strahlengemisch zu tun 
hat. Angenommen die Strahlung fiele durch einen Ab- 
sorptionskörper von überall gleicher Dicke in eine Toni- 
sationskammer. Dann würden um so mehr Strahlen 
durch den Absorptionskörper hindurchgehen, je härter 
die Strahlung ist, und anderseits würden in der Luft 
der Ionisationskammer um so weniger Strahlen ab- 
sorbiert. Man könnte nun denken, daß diese beiden 
entgegengerichteten Einflüsse einander aufheben, und 
daß die Stärke der Ionisation in der Kammer ein von 
der Härte der Strahlen unabhängiges Maß für die Strah- 
lenstiirke wäre. Das ist aber falsch. Qualitativ wir- 
ken die Einflüsse in entgegengesetzter Richtung, aber 
quantitativ heben sie sich nicht auf. Zur Lösung der 
Aufgabe muß die Frage so gestellt werden: Welche Ge- 
stalt muß der Absorptionskörper haben, damit die 
Stärke der Tonisation in der Ionisierungskammer ein 
von der llärte unabhängiges Maß für die Strahlen- 
stärke ist. Christen zeigt zwei Lösungen. Entweder 
gibt man dem Absorptionskérper die Form eines 
ebenen Keiles oder man setzt einen rotationspara- 
bolischen Iohlkörper über eine kreisrunde Kammer. 
Der letzte Weg wurde bei der Konstruktion des Inte- 
graljontometers eingeschlagen, das für die Meßtechnik 
der Röntgenstrahlen einen wichtigen Fortschritt be- 
deutet. Es ist mit ihm nicht nur möglich, unab- 
Mitteilungen aus der Röntgentechnik. 
ae 
(ie Natur- 
hängig vom Härtegrad Flächenenergie und Intensität 
zu messen, sondern auch für die Leistung eines Röntgen- 
apparates ein einwandireies Maß zu geben. 
Ziele und Probleme der Röntgenstrahlenmeßtechnik.. 
Für die Frage nach einer Vereinheitlichung des MeB- 
wesens in der Röntgentechnik (Voltz, Fortschr. a. d. 
Gebiete d. Rüntgensirahlen Bd. 24, S. 151, 1916) 
kommt es erstens darauf an, die physikalisch-chemische 
Wirkung der Röntgenstrahlen auf das Meßgerät und 
zweitens die chemisch-biologische Wirkung auf 
menschlichen Körper kennen zu lernen. 
kungen sind auf die Bildung von negativen Elektronen 
zurtickzulähren, 
ihnen getroffenen Substanz 
tronen, die Kathoden- oder 
haben, verursachen dann die äußerlich sichtbare Wir- 
kung auf Meßgerät oder Zelle. 
erzeugen. Diese Elek- 
Frage, wie groß die Sekundärstrahlung ist in Abhän- 
gigkeit von der Art der getroffenen Substanz und der 
Wellenliingenzusammensetzurg des léntgenstrahlen- 
gemisches. Die Erscheinung der selektiven Absorption 
der Röntgenstrahlen bildet die Hauptquelle für die zahl- 
reichen bisherigen Unstimmigkeiten in der Röntgen- 
meßtechnik; erst wenn man dafür gesorgt hat, daß Ang 
physikalische Meßinstrument aus Substanzen besteht, 
in denen das Strahlengemisch des Röntgenrohres keine 
Sekundärstrahlen erzeugt, werden einwandfreie Messun- 
gen möglich. Unter diesem Gesichtspunkt ist sowohl 
zur Messung der Härte, wie auch der der Dosis nur die 
jontometrische Methode geeignet; zum Bau des loni- 
sationsraumes dürfen daher nur Stoffe benutzt werden, 
in denen die Sekundärstrahlung keine Rolle spielt. Zu- 
gleich ist zur 
Beobachtung der Kurvenform der an der Röhre liegen- 
den Spannung ‚nötig. Daher sind fast alle heute ge- 
bräuchlichen Meßinstrumente ungeeignet und ein Ver- 
gleich der verschiedenen Meßmethoden undurchführ- 
bar. Zur Lösung des Gesamtproblems muß ferner auch 
die Wirkung auf die Zellen des menschlichen Körpers 
berücksichtigt werden. 
därstrahlungen und selektive Absorption für bestimmte 
Wellenlängen eintreten. Daraus folgt aber, daß, wenn 
auch die Röntgenstrahlen physikalisch einwandfrei ge- 
messen werden, doch bei gleichem physikalischen Effekt 
nicht immer der gleiche biologische Effekt in der 
Zelle eintreten muß. Es ist daher noch unbekannt, 
in welcher Beziehung ein bestimmter 
energie steht. Neben der Durchbildung und Vervoll- 
kommnung des physikalischen Meßinstruments und der 
Vereinheitlichung der Meßmethoden und Meßskalen ist 
daher das Studium der biologischen Wirkung der 
Röntgenstrahlen zur Lösung des Gesamtproblems erfor- 
derlich. — Die Arbeit von Volte enthält außer einer 
wissenschaften 
den 
"Beide Wir- | 
die die Röntgenstrahlen in der von 
ß-Strahlencharakter 4 
Damit tritt das „Se- — 
kundärstrahlenproblem“ in den Vordergrund, d.h. die — 
Beurteilung des Strahlengemisches die 
Auch in ihnen werden Sekun- — 

biologischer 
Effekt zu einer bestimmten physikalischen Strahlen- 
Sichtung des bisher bekannten Materials auch einige 
neue Versuche. 
der elektrodynamischen Eigenschaften der Röntgen- 
röhre und knüpfen an die Ludewigsche Theorie über 
das Verhalten der Röhre im Betriebe an. Es zeigt sich, 
daß die theoretisch abgeleiteten Beziehungen mit den 
Versuchsergebnissen sehr wohl übereinstimmen. 
Paul Ludewig, Freiberg. 
x 


Für die Redaktion verantwortlich: 
Dr. Arnold Berliner, Berlin W 9. 
Verlag von Julius Springer in Berlin W 9. — Druck von H.S. Hermann i Berlin SW. 
Sie beziehen sich auf die Erforschung | 
Pe 
