138 
Skala trägt, deren Zahlenwerte dann mittels einer 
Reduktionstabelle in Oberflächenspannungen um- 
gereehnet werden.’ Der kürzere Arm trägt an 
einem Seidenfaden und einer feinen Drahtöse 
einen in die Flüssigkeit tauchenden Platindraht- 
ring von 6 mm Durchmesser, der, so oft er nicht 
mehr. vollständig benetzbar ist, durch kurzes 
Glühen in einer Spiritusflamme wieder gereinigt 
wird. Diese einfache Wage wird an einem Stativ 
aufgehängt, das man hinter dem Experimentier- 
gefäß aufstellt. Man notiert den Teilstrich, bei 
dem das mit Hilfe eines Drahtes verschobene Lauf- 
gewicht gerade noch getragen wird, und kann so 
die‘ Oberflächenspannung ‚mit der rechten Hand 
messen, während man sie durch mit der linken 
ausgeführte Operationen verändert. 
So kann man in beliebigen Glas- oder 
zellangefäßen, in welehen man nach dem Ein- 
füllen von Wasser gewöhnlich anomale Ober- 
flächen erhält, beobachten, daß stets beim Heraus- 
ziehen eines benetzten Körpers das AbreiBeewicht 
größer, beim Eintauchen dagegen kleiner wird. 
Im ersteren Falle wird die Oberfläche ausgedehnt 
(schwimmende Teilchen verdünnt), im letzteren 
zusammengedrängt (der Staub verdichtet). Eben- 
so steigt die Spannung, wenn aus einem benetzten 
Gefäße etwas Flüssigkeit ausgegossen wird, da 
dann die Gefäßwände relativ herausgezogen wer- 
Por- 
den. Sie steigt ferner beim Eintauchen eines 
unbenetzten Papierstreifens, da auch in diesem 
Falle der Staub verdünnt wird. Ist aber durch 
eine dieser Operationen die Spannung einmal 
normal geworden, hat das Abreißgewicht einen 
bestimmten Wert erreicht, so kann es nicht weiter 
erhöht werden. 
Um nun die Größe der Oberfläche willkürlich 
in beliebigem Verhältnis ändern zu können, be- 
nutze ich einen Messingtrog von etwa 70 cm 
Länge, 5 oder 6 em Breite und 2 em Tiefe. Der- 
selbe hat unmittelbar über dem Boden ein kurzes 
durch Kork verschlossenes Abflußrohr und auf 
der Vorderfläche ist eine Zentimeterskala einge- 
ritzt. Nachdem der Trog genau bis zum Rande 
mit Wasser gefüllt ist, wird ein 1—1% cm breiter 
Messingstreifen quer darüber gelegt, so daß er 
mit der Unterseite die Wasseroberfläche berührt. 
Ein solcher schmaler Metallstreifen bildet eine 
Scheidewand, welche die "beiden : Öberflächen- 
hälften selbst bei beträchtlichen Spannungsdiffe- 
renzen vollständig voneinander trennt. Man kann 
sieh hiervon überzeugen, indem: man auf die eine 
Hälfte. etwas Mehl streut. Dieses breitet sich 
rasch über dieselbe aus und setzt dabei die Ober- 
flächenspannung‘ stark herab.  Verschiebt man 
nun den Messingstreifen nach rechts oder links, 
so folgen die’ Mehlteilehen der Bewegung des 
Sehiebérs, bleiben jedoch alle auf der einen Seite 
desselben; ‘so daß man ihre Dichte (und damit zu- 
gleich ‘die der 'verunreinigenden : Substanz) ‘be- 
liebig vergrößern und verkleinern kannt).‘ Metall 
1) Bei starken Spannungsunterschieden dringt aller- 
Pockels: Die Anomalie der Wasseroberfläche. 
[ Die, Natur- 
wissenschaften 
(Messing oder Zinkblech) ist als 
Trog 
es auch bei guter Reinigung nicht vom Wasser 
benetzt wird, was gerade eine Hauptbedingung 
für das Schließen der Scheidewand ist. 
erößere Wanddicke stört bei einem” Glastrog. 
Es sei nun die Wasseroberfläche auf der rech- 
ten Seite der Rinne zunächst anomal und wir 
vergrößern sie, indem wir den Schieber nach links 
bewegen, so steigt die Spannung — und mit ihr 
das AbreiBgewicht — bis zu ihrem Normalwerte, 
nach dessen Erreichung. die fernere ‚Ausdehnung 
wirkungslos ist. Schieben wir trotzdem die 
Scheidewand noch eine Strecke weiter nach links 
und dann zurück, indem das Laufgewicht der 
Wage auf höchste Belastung gestellt bleibt, 
der Schieber wieder den Teilstrich erreicht, bei 
welchem zuerst die Spannung normal wurde... 
Die Oberfläche des Wassers ist natürlich auch 
im normalen Zustande noch verunreinigt, aber 
erst von einem bestimmten Grade der Verun-. 
reinigung ab fängt diese an, 
zu wirken. 
Ein Maß für den Grad der Verunreinigung. 
einer gegebenen Oberfläche bildet das Verhältnis 
derjenigen Flächengröße, bei welcher sie gerade: 
anomal bzw. normal werden würde, zur Größe 
der gegebenen Fläche. 
kurz als die ‚relative 
lative Verunreinigung“ 
ist im normalen Zustande ein echter, im anomalen. 
ein unechter Bruch. Als Meßinstrument für die: 
relative Anomalfläche dient die soeben besehrie-: 
bene Oberflächenrinne, bei der die Flächengröße 
einfach der abgelesenen Länge proportional ist. 
Hebt man den die Scheidewand bildenden 
Schieber von der Rinne ab, so tritt ım allge- 
meinen eine lebhafte Strömung von der Seite 
mit schwächerer zu derjenigen mit größerer 
Oberflachenspannung ein, durch welche sich die 
Spannungen ausgleichen. Auch zwischen zwei 
normalen Oberflächen von ungleicher Verun- 
reinigung finden oft noch ziemlich 
Strömungen statt, obgleich die Wage hier keinen 
Spannungsunterschied erkennen läßt; doch er:: 
folgt in diesem Falle die Strömung viel lang- 
samer und nicht, wie im anomalen Zustande; auf 
der ganzen Fläche gleichmäßig. pe eae a 
Um eine vollkommen reine Oberfläche zu -er- 
halten, setzt man den Schieber am äußersten Ende 
der recht vollgefiillten Rinne auf, 
Anomalfläche“ oder ,,re-- 
Schicht des Wassers gewissermaßen abgestreift 
wird, und: wiederholt dies mehreremal. - 
Anwendung mehrerer thex 
Oty Oise [% 
dings off an den ‚Berührungsstellen von Schieber, und; 
Trog eine Strömung, durch, besonders während . des. 
Schiebens. Diese Durchbrüche lassen sich vermeiden. 
indem man mehrere Scheidewände anwendet, welche die 
Oberfläche in’ Abteilungen von ss Mee kleiner wer- 
dender Anomalie zerlegen. 
‚Schieber lassen ~ sich: 

Material für. 
und Schieber zweekmäßiger als Glas, weil 
Auch die 
so! 
reißt der Ring genau in dem Augenblicke ab, wo ~ 
auf die Spannung: 
[| 
Dieses Verhältnis, das: i 

| 

bezeichnet werden möge,. 
starke: 
schiebt raseh: 
über die ganze Fläche hinweg, so daß die oberste: 
Durch. 
ie Tey 


